UebiT den Kiutiuss der Lufttemiieratur uud des Tageslichts etc. 



695 



entsprechend dreht, sinkt die Zeigerspitze; der Bogen, den diese dabei be- 

 sehreibt, ist nun ^nnm laug, wenn der Zeiger n mal so lang ist, als der 

 Radius der Rolle. Es könnte nun scheinen, als ob die Beobachtungen um 

 so genauer würden, je grösser man dieses Verhältniss n, Avelches ich ein- 

 fach die Vergrösseruug der 

 Zuwachsenennen will, wählt. 

 Das ist aber keineswegs der 

 Fall, denn mit der Ver- 

 grösserung treten auch die 

 Fehler des Apparates stärker 

 hervor. Wollte mau die 

 Vergrösserung dadurch stei- 

 gern, dass man bei nicht 

 allzulangem Zeiger die Rolle 

 möglichst klein nimmt, so 

 ■würde eine etwaige Excen- 

 tricität der Rolle sehr in's 

 Gewicht fallen , die Un- 

 ebenheiten des Fadens wür- 

 den sich stärker als auf 

 einer grossen Rolle geltend 

 machen, auch würde ein 

 Zuwachs der Pflanze um 

 wenige Millimeter eine so 

 starke Senkung des Zeigers 

 bewirken, dass man das 

 Papier sehr häufig wechseln 

 müsste; wollte man dagegen 

 bei beträchtlicher Grösse 

 der Rolle die Vergrösserung 

 dadurch sehr bedeutend 

 steigern, dass man dem 

 Zeiger eine sehr grosse 

 Länge giebt, so würde das 

 Gewicht desselben sofort 

 Schwierigkeiten bereiten, er 

 würde bei der nöthigen 

 Dünne sehr labil werden, 

 und auch hier hätte eine allzustarke Vergrösserung den Nachtheil, dass man 

 das Papier zu oft wechseln müsste. — Maassgebend für die "Wahl der Ver- 

 grösserung ist vielmehr, dass die stündlich geschriebenen Linien weit genug 

 von einander abstehen, damit die Messungsfehler hierbei unschädlich werden; 



Fi?. 4s. 



