698 lieber den Einfluss der Lufttemperatur uud des Tageslichts etc. 



A. Durch den Apparat bedingte Fehler, a) Fehler, welche 

 an allen drei Apparaten vorkommen, können entspringen aus der Dehn- 

 barkeit und Hygroskopicität des Fadens, aus der Yolumenänderung des 

 Bodens im Blumentopf bei Veränderung seines Wassergehaltes. Die durch 

 Wärmeausdehnung etwa bedingten Veränderungen können im Voraus als 

 ganz unerheblich unbeachtet bleiben. 



Da die durch die Dehnbarkeit und Elasticität des Fadens bedingten 

 Längenänderungen der Fadenlänge proportional sind, so kommt es vor Allem 

 darauf an, diese so viel als möglich zu vermindern ; es lässt sich diess am 

 einfachsten durch Einschaltung von Drahtstücken thun, die oben und unten 

 scharf umgekrümmt sind ; bei dem Zeiger am Faden kann so die Faden- 

 länge auf 20 — 30 cm, bei den beiden anderen Apparaten auf 10 — 12 cm 

 verkürzt werden. Um den aus der Dehnbarkeit des Fadens entspringenden 

 Fehler zu beseitigen, genügt es, den Faden vor der Benutzung an dem Appa- 

 rat unter derselben Spannung, die ei später haben soll, längere Zeit hängen 

 zu lassen und dann immer denselben Faden zu benutzen. Die Ausgiebig- 

 keit der hygroskoj)ischen Störungen eines solchen Fadens lässt sich mit 

 Hilfe des Auxauometers leicht prüfen, indem man ihn statt an einer Pflanze, 

 in einem Schraubstock befestigt. So fand ich bei der von mir benutzten 

 Einrichtung, dass die Zeigerspitze bei 24 Umdrehungen eine einzige Linie 

 auf dem berussten Papier hinterliess, die allerdings ungefähr 1 mm Breite 

 hatte; dabei wechselte die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in weiteren 

 Grenzen, als bei den meisten Versuchsreihen mit Pflanzen. Es kommt so- 

 mit auf eine Umdrehung ein durchschnittlicher Fehler von 0,04 mm, was 

 schon bei der Ablesung der multiiilicirten Werthe des zweiten und dritten 

 Apparates ausserhalb der ]\Iessbarkeit liegt und bei den direkten Zuwachs- 

 angaben des Zeigers am Fadeti gar nicht mehr in Betracht kommt, da dort 

 der Fehler noch mit 12 zu dividiren wäre. 



Viel grösser sind die Fehler, welche durch Zusammenziehung uud Aus- 

 dehnung der Erde im Blumentopf entstehen können. Vor Allem ist es 

 nöthig, dass mau nui- solche Pflanzen zum Versuch verwendet, die bereits 

 Wochen oder Monate lang in demselben Blumentopf gewachsen sind, bei denen 

 sich ein Gleichgewichtszustand der Erde hergestellt hat. Ist dies geschehen, 

 so kann man die Erde im Topf als unbeweglich betrachten, wenn man sie 

 durch tägliches Giessen vor dem Versuch beständig feucht erhält. Um eine 

 Vorstellung davon zu gewinnen, wie gross die Fehler sein können, welche 

 durch starkes Austrocknen und nachträgliche Befeuchtung des Bodens ver- 

 ursacht werden, machte ich folgenden Versuch am Auxanometer. Ein Blumen- 

 topf von 15 cm Höhe und 16 cm Weite, d. h. von der mittleren Grösse 

 derer, in denen die beobachteten Pflanzen standen, enthielt seit 4 Monaten 

 den Wurzelstock einer Dahlia; die Erde war seit 14 Tagen nicht mehr ge- 

 gossen worden und beträchtlich ausgetrocknet. Der Stumpf des vorjährigen, 



