Ueber den Einfluss der Lufttemperatur und des Tageslichts etc. 689 



stäudicr mit mehreren langeu Zahlenreihen zu thuu hat, die oft erst um- 

 o-erechuet, in verschiedener Weise tabellirt und endlich in geeigneter Weise 

 graphisch dargestellt werden müssen, wenn sie überhau^^t ein klares und über- 

 sichtliches Bild der Ereignisse liefern sollen, beachtet man ferner, dass es 

 nöthig ist, Monate lang zu bestimmten Tagesstunden pünktlich auf dem 

 Platze zu sein, um die Ablesungen zu machen, so wird man zugeben, dass 

 es sich hier um Beobachtungen handelt, welche die ganze Energie und Ge- 

 duld des Beobachters herausfordern, und schliesslich doch nur ein unschein- 

 bares Resultat liefern. 



11. Apparate und Boobachtuiig^smethodeii. 



Die von mir benutzten Methoden zur Beobachtung des Länsenwachs- 

 thuras in kurzen Zeiträumen (fast immer Stunden) haben das Eine gemein- 

 sam, dass ich nicht direkt mit dem an die Pflanze angelegten Zollstab messe, 

 sondern am oberen Ende desjenigen Pflanzentheils, dessen Längenwachsthum 

 beobachtet werdcm soll, einen dünnen Seidenfaden l)efestige, der über eine 

 leichtbewegliche, sorgfältig abgedrehte hölzerne Rolle läuft und einen Zeiger 

 in Bewegung setzt, durch welchen die Zuwachse unmittelbar oder in propor- 

 tionalen Werthen angegeben werden. Es waren vorwiegend drei Formen 

 von Apparaten, die ich angewendet habe und von denen ich den einfachsten 

 als den „Zeiger am Faden", den zweiten als „Zeiger am Bogen", den 

 brauchbarsten und komplizirtesteu als das „selbstregistrirende Auxanometer" 

 bezeichnen will. 



1. Zeiger am Faden. Der an der Pflanze befestigte Faden wird 

 senkrecht aufwärts über eine kleine, leichtbewegliche Rolle geführt, die sich 

 ungefähr 30 — 40 cm über dem Befestigungspunkt des Fadens befindet. 

 Das freie, von der Rolle herabhängende Fadenende wird mit einer Schlinge 

 versehen, in welche ein Gewicht eingehängt wird; bei dünnen Internodien 

 genügt ein Gewicht von 10 — 15 Gramm; bei dicken, festen und zu Nutatiouen 

 geneigten Internodien nimmt man zweckmässig stärkere Gewichte, um Nuta- 

 tiouskrümmungeu unmöglich zu machen. An dem Gewicht ist eine fein- 

 spitzige Kähnadel so befestigt, dass ihre Spitze als Zeiger an der Millimeter- 

 theilung eines senkrechten Maassstabes ^) hinabgleiten kann; zeigt die Theil- 

 ung noch halbe ^Millimeter an, so gelingt es bei einiger Uebung auch Zehntel- 

 millimeter mit ziemlicher Sicherheit zu schätzen, besonders wenn man bei 



1) Bei diesen wie den im Folgenden angegebenen Messungen benutze ich die 

 sogen, prismatischen Maassstäbe ; sie sind aus hartem Holz in Form eines Lineals ; 

 eine zugeschärfte Kante trägt die Millimetertheilung, die andere zeigt Zolle und Linien. 



