Ueber den Einfluss der Lufttemperatur und des Tageslichts etc. 697 



dem schwarzen fixirten Papier die Zuwachse unmittelbar in Millimetern ab- 

 zulesen. 



Die Messung der Zuwachse kann mittels des soebeii beschriebenen 

 getheilten Bogens auf Papier direkt geschehen, indem man denselben an die 

 mit dem Zeiger geschlagene Bogenlinie anlegt und die Bogenlängen zwischen 

 den parallelen von der Zeigerspitze gezeichneten Linien abliest. Ich habe 

 es jedoch vorgezogen, die Bogenstücke zwischen den Zuwachslinien vinmittel- 

 bar mit dem Millimeterlineal zu messen: so lange dieselben nur 15 — 20 mm 

 lang sind, können sie bei der Länge meines Zeigers ohne irgend erheblichen 

 Fehler als gerade Linien betrachtet und als solche gemessen werden; in den 

 Tabellen ist dies durch die Ueberschrift „Zuwachse in Millimetern am 

 Bogen" angedeutet. — Der Vollständigkeit wegen sei noch auf eine kleine 

 Ungenauigkeit hingewiesen, die darin liegt, dass man die Zuwachse direkt 

 auf dem mit dem Zeiger beschriebenen Bogen misst. Oftenbar fallen die 

 Durchschnittspunkte desselben mit den Zuwachslinien nicht auf die Stellen, 

 die genau einer ganzen Umdrehung entsprechen. Da jedoch von einer zur 

 andern Linie die seitliche Stellungsänderung der Zeigerspitze am Cyliuder 

 eine nur unbeträchtliche im Vergleich zum Umfang des Cylinders ist, so 

 lange die Zuwachse selbst 1 — 2 mm pro Stunde nicht überschreiten, so 

 kann der so entstehende Messungsfehler bei Zuwachsen unter 2 mm pro 

 Stunde unbedenklich vernachlässigt werden, zumal wenn man den Zeiger 

 jedesmal am Anfang des Versuchs so stellt, dass er im Laufe desselben 

 einen Winkel von höchstens 25 — 30 "^ mit dem Horizont zu erreichen im 

 Stande ist, was durch Einschiebung verschieden langer Drahtstücke am Faden 

 erreicht werden kann; gerade mit Rücksicht auf diese Verhältnisse ist es 

 nöthig, dass der Zeiger eine beträchtliche Länge ohne zu starke Vergrösserung 

 der Zuwachse habe^). 



I^elilei'(iiielleii. Vorausgesetzt, dass die Aufstellung der genannten 

 Apparate sorgfältig geschehen, die Rollen gut abgedreht und centrirt, die 

 Fäden richtig befestigt sind, so bleiben dennoch manche Bedenken gegen 

 die Genauigkeit ihrer Angaben zu beseitigen. Diese Bedenken beziehen sich 

 z. Th. auf Veränderungen an den Apparaten selbst, z. Th. auf Veränder- 

 ungen an den beobachteten Pflanzen, durch welche die als Zuwachse be- 

 zeichneten Grössen mit beeinflusst sein können. 



1) Ich habe später ein Sphaerometer herstellen lassen, welches statt der zu 

 beobachtenden Pflanze mittels des über die Rolle gehenden Fadens an das Auxano- 

 meter befestigt wird. Auf diese Art können die kleinsten Zuwachse der Pflanze 

 durch das Sphaerometer nachgeahmt und an dem berussten Papier gemessen werden. 

 Ich fand dabei, dass die Genauigkeit meines Auxanometers sogar grösser ist, als für 

 den Zweck der Untersuchung nöthig wäre, womit die Ausstellungen eines superklugen 

 Recensenten widerlegt sein mögen. Zusatz 1892. 



