698 Ueber deu Einfluss der Lufttemperatur uud des Tageslichts etc., 



A. Durch den Apparat bedingte Fehler, a) Fehler, welche 

 an allen drei Apj^araten vorkommen, können entspringen aus der Dehn- 

 barkeit und Hygroskopicität des Fadens, aus der Volumen änderung des 

 Bodens im Blumentopf bei Veränderung seines Wassergehaltes. Die durch 

 Wärmeausdehnung etwa bedingten Veränderungen können im Voraus als 

 ganz unerheblich unbeachtet bleiben. 



Da die durch die Dehnbarkeit und Elasticität des Fadens Ijedingten 

 Längenänderungen der Fadenlänge proportional sind, so kommt es vor Allem 

 darauf an, diese so viel als möglich zu vermindern ; es lässt sich diess am 

 einfachsten durch Einschaltung von Drahtstücken thun, die oben und unten 

 scharf umgekrümmt sind ; bei dem Zeiger am Faden kann so die Faden- 

 länge auf 20 — 30 cm, bei den beiden anderen Apparaten auf 10 — 12 cm 

 verkürzt werden. Um den aus der Dehnbarkeit des Fadens entspringenden 

 Fehler zu beseitigen, genügt es, den Faden vor der Benutzung an dem Appa- 

 rat unter derselben SjDannung, die er später haben soll, längere Zeit hängen 

 zu lassen und dann immer denselben Faden zu benutzen. Die Ausgiebig- 

 keit der hygroskopischen Störungen eines solchen Fadens lässt sich mit 

 Hilfe des Auxauometers leicht prüfen, indem man iliu statt an einer Pflanze, 

 in einem Schraubstock befestigt. So fand ich bei der von mir benutzten 

 Einrichtung, dass die Zeigerspitze bei 24 Umdrehungen eine einzige Linie 

 auf dem berussten Papier hinterliess, die allerdings ungefähr 1 mm Breite 

 hatte; dabei wechselte die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in weiteren 

 Grenzen, als l:)ei den meisten Versuchsreihen mit Pflanzen. Es kommt so- 

 mit auf eine Umdrehung ein durchschnittlicher Fehler von 0,04 mm, was 

 schon bei der Al)lesung der multiplicirten Werthe des zweiten und dritten 

 Apparates ausserhalb der Messbarkeit liegt und bei den direkten Zuwachs- 

 angaben des Zeigers am Faden gar nicht mehr in Betracht kommt, da dort 

 der Fehler noch mit 1 2 zu dividiren wäre. 



Viel grösser sind die Fehler, welche durch Zusammenziehung und Aus- 

 dehnung der Erde im Blumentopf entstehen können. Vor Allem ist es 

 nöthig, dass man nur solche Pflanzen zum Versuch verwendet, die liereits 

 Wochen oder Monate lang in demselben Blumentopf gewachsen sind, bei denen 

 sich ein Gleichgewichtszustand der Erde hergestellt hat. Ist dies geschehen, 

 so kann man die Erde im Topf als unbeweglich betrachten, wenn man sie 

 durch tägliches Giesseu vor dem Versuch beständig feucht erhält. Um eine 

 Vorstellung davon zu gewinnen, wie gross die Fehler sein können, welche 

 durch starkes Austrocknen und nachträgliche Befeuchtung des Bodens ver- 

 ursacht werden, machte ich folgenden Versuch am Auxanometer. Ein Bkimen- 

 topf von 15 cm Höhe und 16 cm Weite, d. h. von der mittleren Grösse 

 derer, in denen die beobachteten Pflanzen standen, enthielt seit 4 Monaten 

 -den Wurzelstock einer Dahlia; die Erde war seit 14 Tagen nicht mehr ge- 

 gossen worden und beträchtlich ausgetrocknet. Der Stumpf des vorjährigen. 



