700 lieber den Einfluss der Lufttemperaüir und des Tageslichts etc. 



b) Fehler der Apparate mit Vergrösserung der Zuwachse. 

 Bei dem Zeiger am Bogen und bei dem Auxanometer können ausser dem 

 genannten noch andere Fehler die Beobachtung stören. — Die anfangs ver- 

 muthete mögliche Krümmung des Strohhalmzeigers unter dem Einfluss der 

 wechselnden Luftfeuchtigkeit erwies sich durch den Versuch am Auxano- 

 meter als ganz unbedeutend, indem bei Einspannung des Fadens in den 

 Schraubstock binnen 24 Stunden, auch wenn Temperatur und psychrometri- 

 sche Diflerenz stark sehwankten (es wurde z. B. in einer Regennacht das 

 Fenster geöffnet), die Linien des Zeigers in ein weisses Ban^l von 1 mm 

 Breite zusammenfielen. — Dem L^mstand, dass der auf der Rolle sich auf- 

 wickelnde Faden, auch wenn er geglättet ist, noch Unebenheiten besitzt, 

 schreibe ich es zu, dass die weissen Linien, die der Zeiger auf dem Papier 

 schreibt, ab und zu kleine Hebungen und Senkungen zeigen, die jedoch so 

 unbeträchlich sind, dass sie, wie die Tabellen zeigen, das Resultat der 

 Messungen nicht merklich stören. — Einen Fehler dieser vergrössernden 

 Apparate hat man endlich darin zu vermuthen, dass das mechanische Mo- 

 ment des Zeigers an der Rolle sich ein wenig ändert, wenn er aus der 

 schiefen in die horizontale Lage, oder umgekehrt übergeht, wodurch die 

 Spannung des Fadens und der Zug, den das wachsende Internodium er- 

 leidet, verändert werden muss. Ganz beseitigen lässt sich der Fehler wohl 

 nicht, er wird aber um so weniger merklich, je schwerer die Rolle ist und 

 je grösser das spannende Gewicht (Fig. 47(/); bei den unten mitgetheilten 

 Versuchen war dieses immer 20 g. Der Verlauf der Zuwachs-Kurven, 

 an welchen sich die Wirkung dieses Fehlers geltend machen müsste, lässt 

 übrigens nichts derartiges erkennen ; auch ist die Aenderung des mechanischen 

 Moments von einer Zuwachslinie zur anderen um so geringer, je geringer 

 die Zuwachse selbst sind, je näher also die Linien, zwischen denen die Bogen- 

 stücke als Zuwachse gemessen werden, an einander liegen. 



B. Durch die Pflanze bedingte Fehler. Diese können unter 

 Umständen weit bedeutender werden, als die durch die Apparate gegebenen 

 Fehler. Zunächst kommt es darauf an , nur solche Pflanzen zu benutzen, 

 deren wachsende und tiefer liegende Internodien vollkommen gerade sind 

 und aufrecht stehen ; am geeignetsten sind daher die Triebe aus Knollen, 

 Zwiebeln, Rhizomen und perennirenden Wurzelstöcken, die gewöhnlich den 

 Anforderungen genügen ; auch hat man in diesen Fällen die Gewissheit, 

 dass die Reservenahrung in hinreichend grosser Quantität vorhanden ist, 

 um das Wachsthum auch im Finstern und bei schwachem Licht längere 

 Zeit ungestört verlaufen zu lassen. 



Da die Versuche im Zimmer gemacht werden, so ist der wachsende 

 Stengel immer auf verschiedenen Seiten ungleich beleuchtet und strebt, sich 

 heliotropisch zu krümmen. Bei einigermaassen dicken Indernodien tritt diese 

 Krümmung mit solcher Kraft auf, dass die durch das Gewicht an der Rolle 



