über ein neues aiModynamisches Instrumentarium. 225 



2. Quadratyesetz. Der Winddruek wächst proportional dem 

 Quadrate der Windgeschwindigkeit. 



3. Ermittlung des Faktors k für verschiedene FLächen-') 

 (k =^ spezifischer Luftwiderstand). 



4. Untersuchung der Funktion (p (a) jür eine Platte, d. h. die 

 Abhängigkeit des Druckes vom Neigungswinkel der Platte zum Luft- 

 strome, bei konstanter Geschwindigkeit des letzteren. 



5. Untersuchung gekrümmter Flächen, ,,Stromlinien"körper, 

 Ballonmodelle etc. (in Verbindung mit dem weiter unten zu beschrei- 

 benden Messgeräte). 



Zu dem Luftwiderstandsapparate ist nun seit dem Herbst ver- Die ..Mano- 

 gangenen Jahres ein weiteres Instrument hinzugetreten, welches den ""^ "^^p. ^ °" ^ 

 ersten Apparat insoweit ergänzt, als es den Raum in der Umgebung 

 des umströmten Körpers, also das ,, aerodynamische Feld", auszu- 

 werten gestattet. Es ist dies ein nach Art der Toepler'schen Druck- Das Manometer, 

 libelle*) konstruiertes Mikromanometer, welches mit Hilfe einer ^ '^' ■■' 

 eigenartigen „Sonde'' den Druck an jeder Stelle des aerodynamischen 

 î'eldes um einen Körper herum direkt abzulesen (eventuell einem 

 grossen Auditorium durch Projektion zu demonstrieren) gestattet. 

 Da ein einfaches Einführen eines feinen Röhrchens zur Druekauf- 

 nahmo in irgend einem Punkte eines strömenden Gases infolge Rand- 

 wirkung an der Oeffnung zur Druckmessung vollkommen ungeeignet 

 ist,^) wurde ein ganz speziell ausgebildeter Sondenkopf '^) kon- 

 struiert, welcher in jeder Lage zum Luftstrome und bei Geschwindig- 

 keiten zwischen und 9 m/sek. den statischen Druck an der betreffen- 

 den Stelle aufnimmt (im freien Luftstrome also nur einen verschwin- 

 dend kleinen Ueberdruck gegenüber der Umgebung anzeigt). 



Mittelst eines ,,Coordinatenapparates'\ an welchem die mano- Der coordinaten- 

 metrische Sonde befcstig-t wird und durch Schlauchverbindung mit ,^^.''^'^0*', 



. . . , . (Flg. 2J 



dem Manometer kommuniziert, kann nun der statische Druck m 

 jedem Punkte des aerodynamischen Feldes um einen Körper im Luft- 

 strome unmittelbar abgelesen w'erden. 



Die Stauung auf der Vorder-(Luv-)seite einer Platte, der Unter- 

 druck auf der Rück-(Lee-)seite w^urde nun systematisch aufge- 

 nommen und in mehreren Tafeln die Kurven gleichen Druckes (Iso- 

 baren) des Feldes gezogen. Dabei zeigte sich in deutlichster Weise 

 das Auftreten von Druckmaximis und-minimis hinter der Platte, deren 



3) Vgl. erste .\bhandlung' p. 44. 



*) A. Toepler. AVied. Ann. 34, p. 790 (1888) und 56, p. 609 (1895). 



») Vgl z B. O. Krell. Über Messung von dynamischem und statischem 

 Druck bewegter Luft. München u. Berlin. R. Oldenbourg 1904. 



") Die „manometrische Sonde" ist der Firma Klingelfuss & Co. in Basel 

 geschützt. (Schweiz. Mu.sterschutz Xo. 18934. D. U. (1. M. No. 451519.) 



