Дешевый батометръ для озеръ средней глубины. 



Н. в. Бороикобо и П. С. Гальцовъ. 



Изучение хпмпческаго состава воды пзсл^Ьдуеыаго водоема дол- 

 .жно предшествовать всякой гидробюлогпческой работе п потому от- 

 сутств1е подходящпхъ прпборовъ является подчасъ очень серюз- 

 пымъ препятств1емъ въ эгоиъ д'Ьл']^. Для производства обычнаго 

 анализа растворенпыхъ мпиеральныхъ п орсанпческихъ веществъ 

 проба воды легко можетъ быть взята съ любой глубины простой 

 бутылкой Манера. Однако этотъ приборъ совершенво иепрпгоденъ 

 для газоваго анализа; а между тЬмъ для гидроб1олога вопросъ, 

 сколько кислорода илп углекислоты содержитъ данный слой воды, 

 является паибол1Ье важянмъ п требуетъ отв-Ьта рапЬе всЬхъ другпхъ. 



Главное уелов1е, которому должепъ удовлетворять батометръ 

 для газоваго анализа, — отсутствхе перебалтыван1я поступающей въ 

 приборъ воды съ заключеннымъ въ немъ воздухомъ. 



Правда существуютъ прекрасно скопструпрованные батометры, 

 употребляемые, главнымъ образомъ, на морскихъ станц1яхъ. Это 

 чрезвычайно сложные прпборы, стоимость которыхъ часто превы- 

 шаетъ 200 руб. 



Наши пр'Ьсноводныя станц1п съ пхъ малымъ бюджетомъ не 

 въ состоянш, конечно, обзавестись такими аппаратами и принуж- 

 дены пользоваться упрощенными, не дорогими инструментами. Та- 

 кпмъ до сего времени былъ батометръ Мюллера ^) — стоющ1п 15 р 

 и приспособленный, главнымъ образомъ, къ небольшимъ глубпнамъ. 

 Однако конструкц1я этого прибора не исключаетъ возможности пе- 

 ребалтыван1я воды съ воздухомъ, а сл-Ьдовательно п результаты 

 анализа газовъ не могутъ быть правильны. 



•) г. МиИег. АррагаЬ гига ВсЪорГеп гоп ^ТаззегргоЬеп аиз ЪеиеЬ1дег Т^е^е. 

 ГогзсЬ. аиз (1ег В1о1. 8<ае. га Р1бп. Т. X. 1903 г. 



