— 214 — 



Въ этомъ прибор-Ь, когда онъ находится на требуемой глубп- 

 н'Ь, одновременно открываются двЬ трубкп, нзъ которыхъ одна дохо- 

 дптъ почтп до дна, а другая пронизываетъ только толщу пробки. 

 Предполагается, что но длинной трубкЬ вода посту па етъ въ сосудъ, 

 а выт-Ьсняемый воздухъ выходитъ черезъ другую. 



Это въ д-Ьйствительности можетъ им^ть м'Ьсто только тогда, 

 когда давлен1е внутри сосуда будетъ почтп равно давлен1Ю въ 



окружающемъ его пространств'Ь. Опу- 

 ская закупоренный прпборъ на глуби- 

 ну 20 — 30 метровъ, гд-Ь давлен1е бу- 

 детъ около 3 — 4 атмосферЪ; и от- 

 крывъ его тамъ, мы не получимъ 

 предполагаемаго результата. Вода 

 вначал'Ь будетъ поступать черезъ 

 оба отверст1я до гЬхъ норъ, пока 

 давлеше внутри сосуда не сравняет- 

 ся съ окрул;ающпмъ. Только тогда 

 батометръ начнетъ наполняться че- 

 резъ длинную трубку, а воздухъ бу- 

 детъ выходить черезъ короткую. 



Чтобы устранить этотъ недоста- 

 токъ и въ то же время не увеличи- 

 вать стоимости прибора, мы ввели въ 

 него сл'Ьдующхя изм'Ьненхя. Взявъ 

 вм-Ьсто одногорлой трехгорлую хи- 

 мическую склянку, мы въ среднемъ 

 горл'Ь сохранили только длинную тру- 

 бку, вставленную въ пробку и при- 

 крытую сверху колпачкомъ (рис. 1а, 

 рпс. 2); въ одно изъ боковыхъ горлъ 

 вставили стеклянный клапанъ (рис. 

 1 Ъ.), третье горло закупорили рези- 

 новой пробкой. Стеклянный клапанъ 

 вполи-Ь удовлетворяетъ своему наз- 

 начен1Ю и совершенно не нропус- 

 каетъ воду; такъ какъ онъ пред- 

 ставляетъ наибол-Ье нужную часть^ 

 прибора, то на него над-Ьвается тол- 

 стая резиновая трубка. Д'Ьйств1е клапана необходимо однако заран-Ьс 



