642 



kannte, welche sich von allen übrigen im Princip dadurch unterscheidet, 

 dass die zur Hebung des Objectes angewandte schiefe Ebene nicht um 

 einen Cylinder aufgerollt, sondern an einer senkrechten Wand un- 

 gekrümmt befestigt ist. Dadurch war ein Hauptfehler aller in Muttern 

 sich bewegenden Schrauben, der sog. todte Gang, vermieden. Ausser- 

 dem war eine Führung des Messers in sicherem Zusammenhange mit 

 dem Apparate angewandt, welche in wesentlichen Puncten der Hand 

 des Schneidenden die wünschenswerthe unabhängige Leitung gestattete. 

 An diesen Principien durfte nichts geändert werden und ist auch von 

 Denjenigen, welche bisher Modifikationen des Rivet-Leiser'schen Mikro- 

 toms in Vorschlag gebracht haben, nichts geändert worden. Auch ich 

 habe mit diesem Mikrotom so gute Erfahrungen gemacht, dass ich 

 keinen Anlass habe, von diesen Principien abzuweichen. Dagegen ist 

 mir im Laufe mehrerer Jahre das Bedürfnis nach einigen Veränderungen 

 an der dem Instrument von Leiser gegebenen Form mehr und mehr 

 fühlbar geworden, und so hat dasselbe endlich die im Folgenden zu 

 beschreibende Gestalt erhalten. Schon vor vier oder fünf Jahren 

 lieferte Herr Leiser dem Würzburger zoologisch -zootomischen In- 

 stitut ein nach meiner Angabe angefertigtes Mikrotom, das sich von 

 den sonst gebräuchlichen nur dadurch unterschied, dass es um 1 cm 

 verlängert war, während die die schiefe Ebene darstellende Schiene wie 

 in der ursprünglichen Form nur um 1 cm stieg. Da die Steigung somit 

 nur 1 : 20 betrug statt 1:10 wie früher, so war eine genauere und be- 

 quemere Ablesung der Schnittdicke ermöglicht : bei einer Verschiebung 

 des das Object haltenden Schlittens um 1 mm der Scala erhielt man 

 einen Schnitt von '/ 2 o mm Dicke, und es war nicht schwer, den Schlitten 

 auf l / 4 mm der Scala, d. h. auf y 80 mm Schnittdicke einzustellen. Im 

 Jahre 187 G Hess ich mir dann ein Mikrotom von gleichen Dimensionen 

 in Hamburg anfertigen, dessen Schienen indessen in sehr viel spitzerem 

 Winkel zur senkrechten Mittelwand des Apparates gestellt waren : diese 

 Veränderung gestattete eine ungleich sichrere Führung des Schlittens als 

 beim Leiser'schen Mikrotom. Diese Veränderungen haben sich, so ge- 

 ringfügig sie sind, z. B. in der zoologischen Station in Neapel, wo etwa 

 sechs dieser Instrumente im Gebrauch sind, vollkommen bewährt. 

 Doch hat das Mikrotom auch in dieser Form noch einen Mangel, dem 

 man schon früher abzuhelfen versucht hat: Prof. F ritsch (Archiv für 

 Anat. u. Phys. 1874. p. 442), dem die Klammer, welche beim Leiser- 

 schen Mikrotom das Object festhält, einen zu engen Raum zu um- 

 spannen und zu genügender Befestigung nicht geeignet erscheint, 

 bettet seine Objecte in Metallkästchen ein, welche auf zwei parallelen 

 Schienen ruhen. So zweckmässig diese Einrichtung sein mag in Fällen, 

 wo es sich um Zerlegung relativ grosser Objecte wie Wirbelthiergehirne 



