532 



Cleorg Grimpe, 



selbst kennen zu lernen Gelegenheit hatte, ist das Manometer innerhalb 

 der Luftflasche. Wegen seiner Länge von 60 cm muß man sie ziem- 

 lich groß wählen. Abgesehen davon nun, daß ein solches Gefäß 

 wenig transportabel ist, wird die Beobachtung des Manometers durch 

 sich an der Innenwand der Flasche niederschlagende Wassertröpfchen 

 erschwert. Ich brachte deshalb das Manometer außerhalb der Luft- 

 flasche an; darum konnte ich diese relativ klein wählen, mußte sie 



Textfig. 1. 



JlAYERsclier Injektionsapparat. — (Buclistabenerklärung im Text.) 



aber der größeren Stabilität halber in eine passende Holzldste (H.) 

 stellen. 



Das eine der beiden anderen Löcher im Stöpsel wurde mit einem 

 Gebläse (G.) in Verbindung gebracht. Um den Druck innerhalb der 

 Luftflasche möglichst steigern zu können, brachte ich ein Eückschlag- 

 ventil (R.) zwischen ihr und dem Gebläse an. Das dritte Loch schließ- 

 lich stand mit der Injektionsflasche (/.) in Verbindung. Die diese Ver- 

 bindung vermittelnde Glasröhre war in der Mitte knieförmig gebogen; 

 hinter diesem Knie zeigte das Rohr eine kugelartige Erweiterung (E.). 

 Darauf bog es zum zweiten Male knieförmig um und führte in die 

 Injektionsflasche. Will man injizieren, so bringt man einige Tropfen 

 Glyzerin in das erst erwähnte Knie; am Durchtreten der Luftblasen 



