64 Referate. 35,1. 



Tischen Aperturen 1'3 mit homogener Immersion bis zu Partikehi 

 mit dem Radius 6 — 7 • 10~*' cm garantiert. 



Ausmessungen an Mikrophotographien entkräftigten schließlich 

 auch den Einwand, daß Quecksilberkügelchen während des Versuchs 

 infolge von Verdampfung ihre Größe vermindert haben könnten. 



Der zweite Teil der Abhandlung betriftt den von Maxwell ver- 

 muteten , von Lebedew nacligewiesenen Strahlungsdruck , d. h. die 

 Fortbewegung von Teilchen von der Größenordnung der obengenannten 

 unter dem Einfluß des Lichts. Ehrenhafts Untersuchungsmethodik 

 ist dabei so verfeinert, daß Kräfte von 10""^^ Dyn und darunter 

 exakt gemessen werden können. Das sind viele millionenmal kleinere 

 Kräfte als die bisher gemessenen. 



Licht einer Bogenlampe wird durch drei Apochromat- Objektiv- 

 linsen in einen horizontal gerichteten Strahl konzentriert und dieser 

 durch ein Mikroskopobjektiv mit Apertur 0'3 gesandt. Der austretende 

 Strahlenkegel ist mittels dreier Mikrometerschrauben in der Richtung 

 der drei kartesischen Koordinaten verstellbar. Der Strahl kann 

 gehoben und gesenkt, beiderseits seitlich und in Fortpflanzungsrich- 

 tung vor- und rückwärts verschoben werden. Ein genau gleich 

 intensiver , ebenso verstellbarer horizontaler Strahl einer zweiten 

 Bogenlampe wird durch eine spiegelbildliche Anordnung in horizontaler 

 Richtung dem ersten Strahl exakt entgegen gerichtet. Durch die 

 sechs Mikrometerschrauben können diese beiden Strahlen genau 

 koaxial gerichtet und einander entgegenlaufend zur Deckung gebracht 

 werden. Eine automatische Vorrichtung gestattet, zwei photographische 

 Verschlüsse, deren jeder in einem Strahl angebracht ist, so zuschließen, 

 daß zu jedem Zeitpunkt entweder nur der eine oder andere Strahl 

 wirkt, oder beide gleichzeitig, einander entgegenlaufend. Die hori- 

 zontal justierten Strahlen passieren ein homogenes vertikales, jeder- 

 zeit kommutierbares und in seiner Stärke regulierbares elektrisches 

 Feld in einem horizontal montierten Kondensator. Der Kondensator- 

 raum kann luftdicht abgeschlossen und bis zu beliebig hoher Ver- 

 dünnung evakuiert werden. Er liat drei Glasfenster für die zwei 

 koaxialen Beleuchtungsobjektive sowie für das senkrecht dazu justierte 

 Objektiv des Beobachtungsmikroskops. Die beleuchtenden Strahlen 

 passieren jeder eine 10 cm dicke Wasserschicht, so daß ultrarote 

 Strahlen fehlen. Die Glasbestandteile des Lichtweges absorbieren 

 das ultraviolette Licht. — Dieses Instrument bildet gewissermaßen 

 eine „Lichtzange". 



Läßt man im Kondensatorraum Silber-, Quecksilber- oder Gold- 

 kügelchen von 3 • 10 ~" ^ bis 5 • 10 "~ ^ cm Radius mit konstanter 

 mittlerer Geschwindigkeit herabfallen, und geraten sie in den Kegel 

 des allein von einer Seite kommenden Lichtstrahls, so ist ihr Fall 

 kein lotrechter mehr, sondern sie werden im Sinne der Fortpflanzung 

 des auffallenden Strahls abgelenkt. Manchmal bewegen sie sich dabei 

 im intensivsten Teil des Strahls in nahezu wagerechter Richtung. 



