35, 2. Referate. 105 



die Sehschärfe zur Aufstellung einer Gleichung, aus der die für den 

 betreffenden Fall optimale Helligkeit zu entnehmen ist. 



Georgi {Rüstringen). 



Lindow, M., Differentialrechnung. (Aus Natur und Geistes- 



• weit Bd. 387). 2. Aufl. 97 S. m. 45 Abb. u. IGl Aufg. 



Leipzig (B. G. Teubner) 1918. Geb. l'óO M. 



Geschrieben vom Standpunkt des lehrenden Praktikers kann das 

 Büchlein auch dem Biologen und Physiologen zur Behandlung vor- 

 kommender Aufgaben gute Dienste leisten. Die Darstellung bleibt 

 durchweg auch demjenigen verständlich, der sich ohne das volle 

 mathematische Rüstzeug einer friedensmäßig geregelten Hochschul- 

 bildung einarbeiten will. Ihn unterstützen vor allem die jedem Kapitel 

 angefügten , vielfach der technischen und physikalischen Arbeit ent- 

 nommenen Aufgaben mit Lösungen. Auf die Abschnitte über An- 

 wendung der Differentialrechnung und über Maxima und Minima sei 

 besonders hingewiesen. 



Lediglich der nach Lage der Dinge leider notwendige enge 

 Druck der Formeln ist dem Arbeitenden nicht eben zuträglich , wie 

 auch an einzelnen Stellen durch größere Ausführlichkeit der Gang 

 der Ableitungen wohl noch übersichtlicher dargestellt werden könnte. 



Ein zugehöriges Bändchen des gleichen Verf. über Integral- 

 rechnung ist im Erscheinen begriffen. 



Georgi {Rüstringen.) 



2. Mikroskop und Nebenapparate. 



Becher, S., Über den Astigmatismus des Niçois und 

 seine Beseitigung im Polarisationsmikroskop 

 (Ann. d. Physik [4. F.] Bd. 47, 1915, S. 285). 

 Der Verf. hatte Unschärfeerscheinungen bei Anwendung des mit 

 dem Tubusanalysator versehenen Polarisationsmikroskops beobachtet. 

 Eine genaue Betrachtung des Schleifstaubes seiner Präparate ergab, 

 daß sich die im dunklen Felde als ungemein feine Lichtpunkte er- 

 scheinenden Partikelchen bei dem Versuch, mit derMikrometerscliraube 

 die beste Einstellung zu gewinnen , erst in der einen und dann in 

 der dazu senkrechten Richtung in eine feine Linie auszogen. Es 

 mußte sich also um eine astigmatische Erscheinung handeln, und 

 zwar konnte nur der Tubusanalysator daran schuld sein ; denn bei 

 Ausschaltung des Analysators verschwand der Fehler. Wie der 

 Verf. nun weiterhin darlegt, beruht die astigmatische Störung darauf, 

 daß die Strahlenfläche der das Nicol allein durchlaufenden außerordent- 



