IQQ Referate. 35,2, 



lichen Strahlen keine Kugel, sondern ein Rotationsellipsoid ist. Der 

 Astigmatismus beschränkt sich infolgedessen hier nicht wie bei zen- 

 trierten Linsensystemen auf schiefe Bündel und auf die peripheren 

 Bildteile , sondern tritt auch für ein axiales Büschel in der vollen 

 Stärke auf, wie dies die auf zwei Tafeln beigegebenen Aufnahmen 

 deutlich erkennen lassen. Im Vergleicli zu dem hohen Korrekfions- 

 zustand fast aller übrigen modernen optischen Instrumente befindet 

 sich daher die Strahlenvereinigung des Polarisationsmikroskops „in 

 einem unerhört mangelhaften und unwürdig schlechten Zustande". 

 Daß der Fehler sich überhaupt so stark bemerkbar macht, wird 

 durch die Lage des Niçois zum Okular bedingt, welches die 

 Länge des astigmatischen Strichbildes entsprechend ihrer Eigenver- 

 größerung vergrößert, so daß die Abweichung mit höheren Okular- 

 nummern wächst. Bei Anwendung des Okularaufsatznicols ist der 

 zutage tretende Astigmatismus verschwindend gering. Indessen zeigt 

 diese Anordnung zu erhebliche andere Nachteile. Man würde den 

 Astigmatismus vollkommen umgehen durch Anwendung eines Analy- 

 sators, der den ordentlich en Strahl durchläßt; denn da in diesem 

 Falle die Strahlenfläche eine Kugel ist, so beschränkt sich die Störung 

 des Strahlenverlaufs auf die Momente, die von der dioptrischen Wirkung 

 isotroper planparalleler Platten bekannt sind. Zur erfolgreichen 

 Durchführung fehlt es aber bisher an einer geeigneten Konstruktion. 

 Versuche , den Astigmatismus und die gleichzeitig auftretende Bild- 

 verzerrung durch Anwendung einer Zylinderlinse, einer planparallelen 

 Platte, einer Substanz von positiver Doppelbrechung oder durch Ver- 

 längerung des Mikroskoptubus bzw. der Objektivbildseite zu heben 

 oder doch wirksam zu vermindern, schlugen fehl. Die Lösung, die 

 der Verf. findet, besteht darin, ein Mikroskop solcher Anordnung zu 

 benutzen, daß die zu konjugierten Objekt- und Bildpunkten gehörigen 

 Strahlen nicht wie sonst als konvergente, sondern vielmehr als parallele 

 Bündel durch den Analysator laufen (telezentrischer Strahlengang) ; 

 in diesem Falle tritt nämlich kein Astigmatismus auf. Ein derartiges 

 Mikroskop müßte als Okular ein auf unendlich eingestelltes Fernrohr 

 besitzen; ferner müßten die Objektive auf unendlich korrigiert sein. 

 Durch Anwendung einer Korrektionsfassung würde sich die Möglich- 

 keit bieten , diese Objektive , deren Herstellung auch im Interesse 

 der Mikroprojektion ohne Okular liegt, für das Arbeiten mit dem 

 gewöhnlichen Mikroskop der normalen Tubuslänge anzupassend 

 F. P. Liesegang (Düsseldorf). 



1) Der Ref. möchte hierzu folgendes bemerken: Der Astigmatismus 

 des Niçois läßt sich leicht mittels des Projektionsapparates objektiv dar- 

 stellen, wenn man in folgender Weise verfäiirt. Man zeichnet mitten auf eine 

 gelatinierte Glasplatte mit scharfen Tuschstrichen ein Kreuz, dessen Arme 

 wagrecht und senkrecht verlaufen, oder kratzt ein solches in eine berußte 

 Glasplatte, macht noch ein paar feine Punkte rundum und setzt dann die 

 Platte in den Projektionsapparat, den man mit Hilfe eines Objektivs von 

 ungefähr 6 cm Brennweite (sie kann auch etwas kürzer oder länger sein; 



