35,3. Georgi: Flächenmessende Instrumente in der Mikrotechnik. 137 



Stellung an einer Kreisteilung mit Nonius abzulesen ist. Hier könnten 

 ebenfalls, wie beim Stabschneidenplaninieter, die Schneidenquerwerte 

 auf der Zeichenfläche abgemessen werden. Viel genauer und ein- 

 facher findet dieser Wert sich aber aus der Änderung der gegen- 

 seitigen Kollenstellung nach der Umfahrung. Wie Abb. 1 1 zeigt, ist 



A 



V 





^ 



10. 



die Stellung des Instrumentes am Ende der Umfahrung erzeugt zu 

 denken durch eine auf beide Rollen gleichmäßig wirkende Parallel- 

 verschiebung und nachfolgende Drehung um eine feststehende Rolle. 



11. 



Die Abrollung h der anderen Rolle ergibt ein Maß für den Schneiden- 

 querwert, also multipliziert mit der Länge des Fahrarmes für den 

 umfahrenen Flächeninhalt. Die Genauigkeit wird als höher wie die- 

 jenige der Polarplanimeter angegeben (v. Sanden im Handwörterb. 

 d. Naturwiss. Bd. 3, 1912). Eine weitere, sehr glückliche, sogar 

 ohne Kenntnis der Prytz sehen Erfindung 1891 entstandene Fort- 



