188 Georgi: Flächenmessende Instrumente in der Mikrotechnik. 35,3. 



bildung des Stabscbneidenplanimeters stammt von dem früheren 

 serbischen Handelsminister Prof. Kleritj, zunächst zum Zwecke 

 graphischer Darstellung transzendenter Zahlen (tt, e). Er verwendet 

 an Stelle der Beilschneide eine mit Zählwerk zu versehende scharf- 

 kantige Rolle, deren Schneide, durch ein Farbrädcben dauernd ein- 

 gefärbt, den Rollenweg auf dem Papier aufzeichnet. Der in Dinglers 

 polytechn. Journal 305, 1897 Heft 10 u. 11 beschriebene Apparat 

 wurde damals durch 0. Leuner, Dresden zum Preise von 22 M., 

 hergestellt, scheint aber leider die erwünschte Verbreitung nicht ge- 

 funden zu haben. 



d) Zusamm^enfassung. 



Als Ergebnis dieser Übersicht der gebräuchlichsten Planimeter 

 kann zunächst festgestellt werden, daß für mikrographische Verwendung 

 eine Unterscheidung hinsichtlich der Meßgenauigkeit n i c h t angängig 

 ist. Einerseits durch Formveränderungen der zur Untersuchung ge- 

 brachten Objekte (Anisotonie der Untersuchungs- und Einbettungs- 

 medien) , anderseits durch Verzeichnungen der Optik und die ver- 

 schiedenen grundsätzlichen und zufälligen Fehler der zeichnenden 

 und photographischen Technik wird das vergrößerte Abbild niemals 

 vollkommen dem Objekt entsprechen , im Gegenteil wird die Ab- 

 weichung durchweg nicht unerhebliche, zahlenmäßig kaum angebbare 

 Werte in der Plus- und Minusrichtung annehmen, so daß selbst eine 

 Unsicherheit von ^/j^q der planimetrischen Messung belanglos sein 

 wird. Hiernach würde jedes vorhandene Planimeter für mikrographische 

 Zwecke zu verwenden sein. Wenn auch für etwa beabsichtigte ander- 

 weitige Verwendung ein Fehler von */jqq zulässig ist, kann für eine 

 Neuanschaffung das billige , auch mit einfachsten Mitteln selbst her- 

 stellbare und handliche Stabschneidenplanimeter empfohlen werden. 

 Wird für andere Zwecke eine mittlere Genauigkeit von ^/^q^ bis ^1-^qqq 

 verlangt, so kommt nächst dem einfachen oder für Kompensation 

 eingerichteten Polarplanimeter die letztgenannte Abart des Prytz sehen 

 Planimeters in Frage , über die Angaben von Hersteller und Preis 

 nachgeliefert werden. Der Anschaffung eines der kostspieligen und 

 komplizierten Präzisionsplanimeter kann bei vorwiegend mikrogra- 

 phischer Verwendung nicht das Wort geredet werden, da deren be- 

 sondere Meßgenauigkeit hier nicht zur Geltung gebracht werden kann. 



[Eingegangen am 25. November 1918.] 



