r48 

 ha ottenuto il premio della medaglia d' argento nella solenne di- 

 stribuzione dei premi d'industria eli' ebbe luogo l'anno scorso in 

 Venezia. 



L' autore osserva che una delle principali cause d' inesattezza 

 nelle livellazioni barometriche proviene dalla difficoltà di conoscere 

 precisamente la temperatura del mercurio nella canna. Il termo- 

 metro di cui si fa uso per determinarlo , ancorché posto vicino al 

 barometro , ed incassato nella stessa tavoletta o bastone , o non ri- 

 ceve un grado di calore eguale a quello della canna barometrica , 

 dipendendo questo da varie circostanze della capacità , grossezza e 

 posizione dei tubi rispettivi , oppure non la indica precisamente se 

 non dopo una lunga permanenza nel luogo di stazione. 



Per ovviare a questa difficoltà il sig. Bellani immaginò il modo 

 di far servire da termometro il barometro stesso, d'ottenere con ciò 

 la vera temperatura media della massa di mercurio, e d' ottenerla 

 immediatamente ad ogni istante , fosse pur anche il barometro es- 

 posto all' ombra , al sole e a tutte le variazioni di una agitata 

 atmosfera. 



Il nuovo barometro è un sifone composto di due pezzi di tu- 

 bo prossimamente d' egual calibro , congiunti per mezzo d'un al- 

 tro più stretto e quasi capillare. In esso la pressione atmosferica 

 si comunica al mercurio in virtù della flessibilità e della porosità 

 d' una sottil pelle , tesa ed allacciata con filo all' estremità del 

 braccio minore. Posto nella posizione diretta l' istromento non dif- 

 ferisce dai comuni barometri a sifone , ma allorché si capovolge 

 inclinandolo lentamente in modo che il mercuno vada ad occupai'e 

 la parte vuota del maggior braccio , quella parte di fluido che tro- 

 vasi nel minore viene a raccogliersi nella porzione intermedia del 

 tubo , alla quale è annessa una propria scala. Il barometro allora 

 si cambia in un vero termometro , giacché la strettezza della parte 

 della canna ove termina allora la colonna di mercurio serve a mo- 

 strare in una scala maggiore le più piccole variazioni di volume 

 del fluido contenuto nella parte più larga. 



Giova in questo stromento che la quantità del mercurio in- 

 trodotta nel tulio sia regolata in modo che allorquando è rove- 

 sciato , la lunghezza della colonna non sia che di soli aS o a6 pol- 

 lici ; con tale avvertenza si fa sì che nelle ordinarie pressioni il 

 fluido trattenuto dalla pressione stessa dell' aria non può discen- 

 dere né oscillare nella canna , comunque questa si rivolga nel 

 trasportarla 3 di modo che è sempre necessaria una piccola scossa 

 allorché si vuole elio alìliandoni 1' estremità superiore. 



Ecco dunque , conchiude 1' autore , un barometro che non 



