i55 



Fisica e Chimica. 



Il sig. Bunten avendo proposto un utile modificazione al ba- 

 rometro del sig. Gay-Lussac , il sig. Arago in nome d' una com- 

 missione di ciò incaricata ha fatto all' Accademia delle scienze 

 di Parigi il seguente rapporto intorno al merito di questo per- 

 fezionamento. 



« Dacché il barometro è divenuto un mezzo usuale di mi- 

 « surare 1' altezza delle montagne , i fisici e gli artisti lo hanno 

 w modificato in mille maniere , soprattutto nella veduta di ren- 

 ai derlo portatile. Fra queste modificazioni , si deve porre in pri- 

 5) mo luogo quella di cui la meteorologia è debitrice al sig. Gay- 

 3) Lussac. Il piccol peso e volume dell' ingegnoso barometro che 

 55 egli ha immaginato , la sua comodità , 1' esattezza di cui è 

 3) suscettibile , sono state giustamente apprezzate. Nelle mani 

 53 d' un osservatore diligente ed esercitato , questo strumento 

 35 non lascia nulla a desiderare. Pure la nostra propria esperienza 

 55 ci obbliga a confessare che certi movimenti possono far passare 

 55 delle bolle d' aria nella gran colonna , e che trasportandosi a 

 55 piedi , a cavallo , e specialmente in vettura , se il barometro 

 55 fosse in posizione quasi orizzontale , si guasterebbe indubita- 

 55 tamente •>•>■ 



« È questo il difetto che il sig. Bunten ha cercato di ri- 

 55 muovere ; e vi è arrivato senza sacrificare alcuno dei vantaggi 

 35 preziosi che lo strumento del sig. Gay-Lussac possiede- Gli è 

 35 bastato , per ottener questo , di formare nel gran tubo un tra- 

 53 mezzo di vetro , dal centro del quale discende perpendicolar- 

 55 mente un tubo capillare d' una certa lunghezza , per il quale 

 53 il mercurio deve necessariamente passare tanto nei moti di sa- 

 55 lita che in quelli di discesa. Se allora entra una bolla d' aria, 

 55 siccome essa seguita le pareti del gran tubo , viene arrestata 

 55 dal tramezzo , e non nuoce all' osservazione. Allorché si rove- 

 53 scia lo strumento , la bolla sfugge da sé stessa 53. 



ce Questo semplice artifizio rimedia al solo inconveniente che 

 33 potrebbe incontrarsi nell' uso dei barometri del sig. Gay-Lussac, 

 55 senza aggiunger nulla alla loro fragilità. Né per questo i meteo- 

 33 rologisti cesseranno da chiamare questi strumenti dal nome del 

 35 loro vero inventore, poiché la modificazione proposta non cangia 

 33 i caratteri che li distinguono da tutti i barometri cogniti. Tut- 

 55 tavia noi crediamo che 1' accademia debba accordare degli elo- 



