306 



was für ihn, da er allein auf sieb angewiesen war und ist, nicht 

 leicht durchzuführen sein dürfte. Zugleich giebt er sich der Hoff- 

 nung hin, in späterer Zeit, da es ihm gelungen zu sein scheint, 

 durch geeignetere feinere Constructionen die Beobachtungen ge- 

 nauer und automatisch aufuzeichnen, besseres Material liefern zu 

 können. Möge es ihm nun erlaubt sein, kurz zu erwähnen, wie 

 er zur Inangriffnahme dieser Frage galangte. 



Schon im Jahre 1883 hatte mein im Sommer 1886 ver- 

 stobener Vater. Univers. -Professor Pf äff, diese Arbeit begonnen. 

 Grund dazu waren verschiedene Arbeiten über Aenderung des 

 Meeresspiegels, deren nächste Folge eine kleinere in dieser Zeit- 

 schrift, 1884 erschienene Schrift war: „Zur Frage der Verän- 

 derung des Meeresspiegels durch den Einfluss des Landes". Da 

 nun nach den Berechnungen, die auf Grund der genauesten Pendel- 

 schwingungen, angestellt au verschiedenen Punkten, die Erde sich 

 als dreiaxiges Ellipsoid ergab, so construirte er einen Apparat, 

 der ähnlich einem Barometer, jedoch ohne Zuhülfenahme der Erd- 

 atmosphäre, dazu benutzt werden konnte, um diesen verwickelten 

 Verhältnissen etwas näher zu treten, das heisst um die etwa höher 

 oder tiefer gelegenen Theile der Erdrinde anzuzeigen, mit an- 

 deren Worten, es sollte ein Nivellirungs- Instrument sein, jedoch 

 ohne Nivelle. Bevor jedoch derartige Versuche angestellt werden 

 konnten, war es nothwendig, experimentell nachzuweisen, sollte 

 nicht alle Arbeit umsonst sein, dass die Schwerkraft der Erde 

 an einem Punkte sich constant erlialte. 



Es möge mir nun erlaubt sein, kurz die von meinem Vater 

 und mir hierzu construirten Apparate, die sich jedoch alle in 

 der Praxis als unbrauchbar erwiesen, zu beschreiben, um. sollten 

 von anderer Seite derartige Versuche vorgenommen werden, einem 

 resultatlosen Arbeiten vorzubeugen. Zugleich möchte der Ver- 

 fasser den schon von seinem Vater für diesen Apparat gebrauchten 

 Namen „Geobarometer" vorschlagen. 



1. ilpparat: Es wurde die Elasticität der Luft, die einer 

 bestimmten Quecksilbersäule das Gleichgewicht halten musste, be- 

 nutzt. Ohne näher auf diese Construction einzugehen, scheiterte 

 die Brauchbarkeit dieses Apparates an dem Reibungswiderstand 

 des Quecksilbers am Glas. Obwohl dieser Apparat in den ver- 

 schiedensten Formen und mit der verschiedensten Aenderungen 

 ausgeführt wurde, so konnten doch die vielfachen Missstände nicht 

 beseitigt werden, sodass, nachdem auch eine ganz einfache Con- 

 struction, bei welcher die Reibung des Quecksilbers am Glase 

 hätte so ziemlich wegfallen müssen, nämlich ein sehr weiter Glas- 

 barometer, eingeschmolzen in einem grossen Glasgefäss, versehen 

 mit einem sehr feinen Thermometer, bei dem die Ablesung mit- 



