316 



der Temperatur beweisen sollen. F^s bedeuten die horizon- 

 talen Höhen die Schwankungen des Apparates, ausgedrückt wie- 

 der, wie in der Tabelle, in den Durchmessern der Interferenz- 

 ringe, gemessen durch den Okularmikrometer, die horizontalen 

 einzelnen Längen die Stunden, und zwar fällt immer 12 Uhr Mittags 

 oder Nachts auf einen stärkeren verticalen Strich. Da die Schwan- 

 kungen in den Curven jedoch durch dirccte Eintragung zu gross 

 ausgefallen wären, so wurde immer nur die Hälfte davon genommen 

 und eingezeichnet. Neben dem Stande des Thermometers wurde 

 bei einigen zugleich der des Barometers mit eingetragen. Es zeigt 

 sich also, dass hier die grösseren Pei'ioden sich aus kleineren 

 zusammensetzen, die selbst wieder eine auf- oder abwärts gehende 

 Bewegung erkennen lassen. Bei diesen jedoch folgen, verschieden 

 von den zuerst genannten grösseren Perioden, sehr häufig plötz- 

 lich und unvermittelt entgegengesetzte Bewegungen. Ob nun diese 

 raschen kleineren Aenderungen durch die Construction des Appa- 

 rates bedingt sind, indem das Gewicht vermittelst seines Behar- 

 rungsvermögens längere Zeit seine angenommene Bewegung bei- 

 beihält. und dann auf einmal wieder, indem es dadurch über 

 seinen richtigen Stand sich hinaus begeben hatte, in die entgegen- 

 gesetzte Richtung verfällt, oder in etw^as anderem seinen Grund hat, 

 kann natürlich bis jetzt noch nicht angegeben Averden, doch scheint 

 ersteres das wahrscheinlichere zu sein. Aus diesem letzt angeführten 

 Grunde, der in dem Beharrungsvermögen des Gewichtes liegt, ist 

 es sehr wahrscheinlich, dass jene oben angeführte Zahl von 7^2000 

 zu hoch gefunden Avurde. doch konnte leider nicht berechnet 

 werden, wie viel etwa davon durch Construction des Apparates 

 in Abrechnung zu ziehen ist. Einmal wurde, um diese Bewe- 

 gungen genauer kennen zu lernen, während 86 Stunden ununter- 

 brochen stündlich beobachtet, doch ergab auch diese Beobach- 

 tungsreihe keine genauere Uebersicht. 



Um einer etwa gefassten Meinung von der allzugrossen Starr- 

 heit der Erdrinde etwas entgegenzutreten, möchte ich hier noch 

 eine bei diesen Untersuchungen gemachte andere Beobachtung 

 erwähnen, die auf den Gang des Apparates während kurzer Zeit 

 sehr störend einwirkte. Es herrschte nämlich hier zwischen dem 

 22. und 25. Januar dieses Jahres ein sich bis zu ziemlicher 

 Stärke steigender Sturm, der 8 — 12 Stunden nach seinem Beginn 

 den ganzen Berg, oder doch wenigstens den Ort. an dem der 

 Apparat seine Aufstellung gefunden hatte, der doch 1,5 m unter 

 dem Boden liegt, so heftig erzittern machte, dass ein Beobachten 

 unmöglich war. Dieses Zittern dauerte mehrmals mehrere Stun- 

 den und hörte ebenfalls circa 8 Stunden, nachdem sich der Sturm 

 fast vollständig gelegt hatte, erst AAieder auf. 



