i6o 



fanno immediat-aitiente deviare di molti gradi l'ago, nel primo caso 

 da quel lato che indica riscaldamento , nel secondo da quello che 



annunzia raffreddamento. 



Molti speciali vantaggi rendono il termo-moltiplicatore del cav. 

 Nobili superiore a tutti i termometri conosciuti. Oltre la somma sua 

 sensibilità , è grandemente apprezzabile il potersi questo strumento 

 sottrarre a qualunque influenza calorifica , mediante 1' opportuno 

 prolnngamento dei fili di rame coperti di seta , il qnal prolunga- 

 mento non impedisce punto 1' effetto. La temperatura interna d' un 

 vaso , o d' una qualunque capacità circoscritta da pareti di materia 

 opara^ non può essere esattamente determinata e riconosciuta per mezzo 

 dei comuni termometri, che una volta rinchiusi quest'opacità non 

 permette di osservare. Questa difficoltà non ha luogo collo strumento 

 descritto , poiché 1' apparato indicatore è affatto distinto e può es- 

 sere comunque lontano dall' apparato che sente gli effetti calo- 

 rifici ; e che dovunque sia racchiuso , lascia egualmente scorgere sul- 

 ]' altro gli effetti dell' influenza calorifica a cui quello è esposto. Le 

 sjDeciaUtà della sua struttura e la prodigiosa sua sensibilità fanno 

 ragionevolmente sperare che sarà applicato a varie delicatissime inda- 

 gini termoscopiche e termometriche non intraprese fin qui. Già il suo 

 dotto inventore lo aveva dichiarato atto a servire alle ricerche relati- 

 ve al calorico raggiante, nelle quali lo aveva impiegato egli stesso non 

 «enza successo. Ma il sig. Macedonio Melloni , professore di fisica a 

 Parma^ avendo suggerito qualche particolare disposizione, e principal- 

 mente 1' aggiunta d' un ritlettitore , il cav. Nobili , abbracciata que- 

 st' idea , ed aggiuntevi le sue proprie , ne compose uno strumento che 

 connesso al galvanometro ;, fa che questo annunzii i minimi effetti del 

 calorico raggiante. In questa disposizione la pila termo-elettrica, anne- 

 rita , e cosi resa più atta ad assorbire e ad emettere il calorico rag- 

 giante , si trova inclusa in un vaso metallico , che ha forma d' un 

 imbuto a largo collo. Una metà della pila è contenuta in questo collo, 

 r altra nel cono , le di cui pareti interne fanno funzione di riflettitore. 

 Ambedue le aperture di questo vaso , cioè quella più ampia , che è 

 Ijase del cono , e l'altra minore in cui termina il collo , possono chiu- 

 dersi con acconcio coperchio. Tutto 1' insieme è adattato ad un piede 

 o sostegno , ed un articolazione opportuna permette di volgere 1' aper- 

 tura del cono o ritlettitore verso qualunque parte. Voltandola succes- 

 sivam^inte a corpi diversi , come per esempio alle diverse pareti ed 

 alla soffitta d'una stanza, dopo avere coi soliti fili di rame coperti 

 di seta posti in comunicazione i due poli della pila termo-elettri- 

 ca col galvanometro , questo indica istantaneamente le più pic- 

 cole differenze della temperatura, o piuttosto della facoltà raggiante 

 di quella superficie. Se in una notte serena si rivolga l'apertura del 

 ritlettitore verso il cielo, l'immediata deviazione dell' ago nel senso 

 del freddo annunzia l'emissione del calorico raggiante dalla pila ter- 

 mo-elettrica verso lo spazio, il quale effetto è notai)ilmente diminuito 



