7^ 



La sensibilità dell' etrioscopio è tale che, apertolo specchio 

 per l'esperienza del raffreddamento notturno , la colonna del flui- 

 do colorato ascende nel tubo 3o, 4^5 e nelle circostanze più fa- 

 vorevoli per Kno 5o gradi della divisione , che è millecim;ile. 

 Così asserisce lo stesso Leslie , e tale è realmente il movimento 

 che si osserva nell' etrioscopio di questo Museo. 



La pila del termomoltiplicatore, rivolta col suo specchio verso 

 del cielo, fa scorrere all'indice magnetico uno spazio di 120 e 

 più gradi , il quale indice si fissa poi vicinissimo ai 90.", che è 

 il luogo del maximum, il punto estiemo della scala galvanome- 

 trica. Da ciò si vede che 1' irraggiamento notturno è già per il 

 termomoltiplicatore una forza eccessiva che spinge l' indice al- 

 l' estremità della scala. 



Rivolgendo i due istrumenti verso sorgenti calorifiche ciie va- 

 dano scemando gradatamente, si arriva a un punto, in cui il flui- 

 do dell' etrioscopio resta stazionario , mentre l'indice del termo- 

 moltiplicatore percorre ancora degli archi di aS a 3o.° Pri- 

 ma di giungere a un tal segno si nota nel termomoltiplicatore 

 r escursione che corrisponde a un grado dell' etrioscopio : essa è 

 di 66." cirra ; quella di mezzo grado si riduce a 44-" 



La divisione dell' etrioscopio è millesimale e spaziosa al se- 

 gno da prendersi facilmente a stima il mezzo grado. Il movimento 

 d' un quarto di grado è incerto , se non del tutto insensibile. Ai-- 

 restandoci dunque alla prima suddivisione avremo nell'otriosco- 

 pio due mila divisioni ben distinte fra il ghiaccio fondente e 

 1' acqua in ebullizione. Ognuna di quelle divisioni corrisponderà 

 per conseguenza a ^^ di grado della scala di Reaumur. Sarà que- 

 sta la frazione che indicherà la sensibilità dell' etrioscopio ; si 

 dirà cioè che quest istrumento è sensibile a ^^ di grado ottan- 

 tesimale. 



Un movimento di 52,5." del termomoplicatore passa inosservato 

 snir etrioscopio. Supponiamo però che invece d' essere del tutto 

 indistinto^ si vegga su quest'ultimo istrumento al segno di cor- 



gliilterra, e consiste, siccome è noto , in un termometro differenziale conter- 

 minato al solito da due palle , le quali si trovano sulla stessa linea verticale , 

 ]' una al disopra , 1* altra al disotto. L' inferiore è coperta da un inviluppo di 

 legno che la garantisce dall' irraggiamento ; la superiore , che è la senziente, 

 occupa il fuoco d' uno specchio parabolico forbito al di dentro , ed inverni- 

 ciato al di fuori. Lo specchio porta un coperchio » che li inette o si leva co- 

 me più piace. 



