rispondere alla metà delL» frazione or ora ritrovata : essendo que- 

 sta Jj di grado , la sua metà sarà ^^. In questa supposizione , 

 tutta a vantaggio dell' etrioscopio , avremo un cinquantesimo di 

 grado ingrandito sul termomoltiplicatore per modo da occupare uno 

 spazio di aS." , i quali, divisi a stima in due, danno 5o suddivi- 

 sioni visibili per quella frazione di grado. Supposto quindi per un 

 momento , che i gradi del galvanometro fossero percorsi in virtù 

 d' eguali aumenti di temperatura, ciascuna di quelle 5o divisioni 

 corrisponderebbe a 55' ^g =r ^jLg di grado renumuriano. Ma la sup- 

 posizione* è tutta a pregiudizio de' primi gradi della scala , per la 

 natura delle indicazioni galvanometriche , le quali seguono una 

 le^ge così rapida da segnare Vi rifinito ai 90.", comii-ciando dal zero 

 sul principio della scala. In forza quindi d'una tal legge, non sarà 

 certamente una larga concessione che si farà all'istrumento, ridu- 

 cendo a jg'55 la frazione aj'go) ^^^ indicava la sua sensibilità, nel- 

 r erronea supposizione che ad ogni grado di deviazione corrispon- 

 desse un egual grado di forza calorifica. 



Siamo già molto innanzi , ma non ancora al punto estremo 

 della forza del termomoltiplicatore per il nuovo sussidio ch'essa ri- 

 ceve da un artifizio particolare agli strumenti di quella specie. Sup- 

 poniamo che il galvanometro segni un certo grado di freddo o di 

 caldo col suo indice deviato alla dritta della divisione o." In- 

 vertiamo i fi i della corrente termoelettrica , e l'indice passa alla 

 sinistfa per segnare da questo lato una deviazione eguale a quella 

 di prima. In tal modo i movimenti im erti ed equivoci divengono 

 distinti ed apprezzabili , e cosi la sen^ibdità dell' istrumento si 

 trova per lo meno raddoppiata , tale cioè da non valutarsi meno 

 di Fò'oò di grado , mentre era soltanto di jg'gg senza P artifizio 

 dell'inversione. 



Il termomoltiplioatore, che ho posto a fronte dell' etriosco- 

 pio , è il mio particolare^ di cui soglio servirmi nelle ricerche le 

 più delicate. Il galvanometro di quest' apparecchio è d' una sen- 

 sibilità tale 5 che dubito assai di riuscire a renderla maggiore. La 

 pila termoelettrica parmi piuttosto suscettiva di qualche miglio- 

 ramento , e penso già a sostituirgliene un'altra di maggiore ef- 

 fetto. Vedremo a lavoro compiuto che cosa si guadagnerà , stan- 

 do fermo per ora che il termomoltiplicatore è un istrumeiito sen- 

 sibile a jg'gò di grado di Reaumur. 



Questo risultato lascia poca speranza di pervenire , colle ri- 

 sorse de' termoscopi ordinari , a un così alto grado di squisitezza: 

 la spegne anzi del tutto se bene si osservi alla natura diversa dei 



