f$4 



stanze nel colore e nello stato della superficie, un corpo è tanto più 

 dotato del potere assorbente, quanto è minore la sua facoltà conduttrice. 



Il sig. Duhamel ha comunicato all'Accademia delle scienze di Pa- 

 rigi i risultati d' alcune sue nuove ricerche intorno al raffreddamento 

 dei corpi. 



I fisici, i quali hanno studiato il raffreddamento dei termometri , 

 hanno supposto che tutti i punti del liquido interno e dell'inviluppo 

 avessero nel medesimo istante la stessa temperatura. Ora egli è proba- 

 bilissimo , al contrario , che vi sia una differenza sensibile fra le tem- 

 perature dello strato esterno dell' inviluppo e dello strato interno , 

 come pure fra le temperature di quest' ultimo e quelle del liquido in- 

 terno. Ecco dunque una prima causa d' errore , che si presenta nella 

 ricerca sperimentale delle leggi del raffreddamento; ma ne esiste anche 

 un' altra dipendente dallo stesso fatto, e che sembra non essere stata 

 finora sospettata da veruno. Essa consiste in questo che, per tutta la 

 durata del raffreddamento d'un termometro perfettamente graduato, 

 l' altezza del liquido non solo non fa conoscere la temperatura del- 

 l'inviluppo, ma non indica nemmeno quella del liquido interno. In 

 effetto il termometro è graduato in modo da indicare la temperatura 

 comune al liquido ed all'inviluppo, quella che tutti i punti dell'istru- 

 mento acquisterebbero se si lasciassero per un tempo sufficiente in un 

 recinto in cui P equilibrio del calore si stabilisse. Ma se la tempera- 

 tura media dell'inviluppo è minore di quella del liquido, lo che segue 

 quando il termometro si raffredda , la capacità interna dell' inviluppo 

 è più piccola che non dovrebbe essere , ed in conseguenza l'estremità 

 della colonna liquida è troppo elevata , ed indica sulla scala una tem- 

 peratura troppo forte y 1' opposto segue quando il termometro si ri- 

 scalda. 



Questo è ciò che deve accadere se il liquido interno e l'inviluppo 

 non sono alla stessa temperatura, e si sarebbe certi che la cosa va cosi, 

 se si potesse conoscere ad un certo istante la temperatura reale di que- 

 sto liquido, e se si trovasse diversa da quella che indica la scala. Ora 

 questa temperatura reale non poteva essere indicata da un piccolo ter- 

 mometro rinchiuso nel grande , perchè si sarebbero riprodotte le stesse 

 cause d'errore. Però il sig. Duhamel ha avuto ricorso al mezzo se- 

 guente. 



**' Io suppongo , die' egli , che si abbia un termometro formato con 

 ,, un liquido, la dilatabilità del quale sia ora più grande ora più pic- 

 ,, cola di quella del vetro , come avviene dell' acqua. Se, dopo averlo 

 ,, portato ad una temperatura di quaranta o cinquanta gradi , s' im- 

 ,, merga in una mescolanza a i8 gradi sottozero, la colonna d'acqua, 

 ,, dopo la prima scossa dovuta all' immersione , continuerà a discen- 

 ,, dere, fino al momento in cui la velocità di contrazione sarà eguale 

 ,, a quella del vetro. Se la differenza di temperatura del vetro e del- 



