46 
so kann man die Anbringung von anderen, hierzu dienenden 
Löchern somit sparen. Auch bei Verwendung von Petroleum- 
lampen ist diese Vorsicht am Platze weniger zwar der hier 
sehr geringen Explosionsgefahr wegen als wie zur Verhütung 
von Verschlechterung der Zimmerluft durch die dem erhitzten 
Petroleumbassin entströmenden Gase. — Besonderer Art muss 
die — hier stets erforderliche — Heizkammer für die feuer- 
losen Heizquellen (Elektrizität, „Wärmflasche“, Thermophore 
und Natronheizapparate) sein, indem hier jede Ventilations- 
öffnung als überflüssig fortzulassen ist. Anderseits ist das 
Heizkammerdach am besten aus recht fein perforiertem Blech zu 
zu wählen, um das Abströmen der Wärme nach oben zu er- 
leichtern, was insofern von Wichtigkeit ist, als der Wärme- 
auftrieb hier ein wesentlich schwächerer zu sein pflegt als bei 
den feuerigen Heizungen; recht zweckmässig ist es übrigens, 
das Heizkammerdach, d.h. also den Behälterboden, nicht durch- 
weg aus perforiertem Material zu wählen, sondern mit einer 
Anzahl von Lochschiebern zu versehen, die feinste Abstufung 
des Durchlasses des von unten andrängenden Wärmestromes 
gestatten. 
Wo man keine Heizkammer anzulegen wünscht, ist es bei 
Verwendung stärker leuchtender Flammen geraten, die mit den 
seitlich austretenden Lichtstrahlen verloren gehende Wärme 
einzudämmen, durch einen ringsherum gestellten Schirm aus 
Asbestpappe oder einem anderen schlechten lichtundurchlässigen 
Wärmeleiter, der der Flammenventilation wegen (unten und 
oben) hinlänglich perforiert sein muss. 
Die gleichmässige Verteilung der Heizwärme im Boden 
des Behälters wird am vollkommensten bewirkt dadurch, dass 
man direkt auf der geheizten Bodenfläche einen niedrigen, 
ihrer Länge und Breite angepassten, allseitig (auch oben) ge- 
schlossenen Zinkkasten anbringt, den man mit Wasser voll- 
füllt. Das Bersten des Kastens durch das mit zunehmender 
Erwärmung bekanntlich sich stark ausdehnende Wasser wird 
verhütet durch ein hinlänglich weites und hohes Steigrohr, das 
man in einer hinteren Ecke des Behälters von dem Wasser- 
kasten aufsteigen lässt. Dasselbe kann aus Metall oder — was 
weit eleganter ist — aus sogenanntem „wasserfest“ gekühlten 
Glase bestehen und oben mit einer nicht luftdicht 
schliessenden — Klappe für gewöhnlich verschlossen gehalten 
werden. Alle paar Wochen ist von hier aus der Wasserkasten 
vermittelst Hebeschlauches zu entleeren und mit frischem 
Wasser zu füllen. 
Unbedingt notwendig erscheint nun zwar diese Art gleich- 
mässigster Wärmeverteilung nicht; man wird vor allem dann 
unbedenklich darauf verzichten können, wenn der als Heiz- 
fläche für die Unterfeuerung dienende Behälterboden aus gut 
wärmeleitendem Metall (verzinntem Kupfer, Aluminium- 
bronze etc.) besteht, da sich hierin die Heizwärme ohne 
weiteres schnell und ziemlich gleichmässig verteilt. Ueberdies 
kann man die Wärmeverteilung noch wesentlich unterstützen 
durch das zur Anreicherung der Behälterluft mit Wasser- 
dämpfen für viele Orchideen unerlässliche Verdampfungs- 
gefäss. 
Man wähle als solches eine flache Schale, die man mitten 
auf die heisseste, d. h. von der Flamme direkt getroffene 
Bodenstelle hinstellt. Je grösser nun das Oefäss bezw. dessen 
Wasseroberfläche ist, desto reichlichere Wasserdämpfe werden 
natürlich in der Zeiteinheit aus ihm heraus entwickelt; ausserdem 
hängt dies auch von der Wärmeleitungsfähigkeit des Wasser- 
behälterss ab. Wünscht man den Wassergehalt der Behälter- 
atmosphäre genauer bemessen zu können, so empfehle ich ein 
grosses, rundes Wassergefäss, das nach Art einer Windrose in 
eine grössere Anzahl (etwa S--16) dreieckiger Fächer durch 
radial verlaufende Scheidewände abgeteilt ist; je nach der 
Anzahl der Fächer, die man mit Wasser füllt, wird dann der 
Wassergehalt der Atmosphäre sich hinlänglich fein abstufen 
lassen. Natürlich kann an Stelle eines selbständigen ab- 
nehmbaren Gefässes auch beim Behälterbau ein vielfächeriges 
Wasserreservoir auf dem Boden fest angelegt werden durch 
Auflöten des Randes und der Fächerzwischenwände — In 
primitiverer Weise kann man für Befeuchtung der Atmosphäre 
auch dadurch sorgen, dass man einen nassen Schwamm oder 
ein Stück getränkter Watte auf den geheizten Behälterboden 
legt. — 
Dem sonst meist in störendster Weise sich geltend 
machenden Beschlagen der Scheiben durch die Wasserdämpfe 
begegnet man am besten durch täglich einmaliges Bestreichen 
der Glaswände mit (etwa im Verhältnis 1:2) wasserverdünntem 
Glycerin. Man kann sich dann trotz der feuchtwarmen Innen- 
luft jederzeit von aussen an dem Anblick seiner Pileglinge er- 
freuen. — 
Wir hatten bisher nur von solchen Anordnungen der 
Heizanlage gesprochen, bei denen die Heizquelle direkt — 
allenfalls auch mit Zwischenschaltung eines wärmeverteilenden 
Wasserkastens — unter dem zu heizenden Behälter angebracht 
wird. Es erübrigt nun noch eine Besprechung solcher Heiz- 
methoden, die insofern indirekte zu nennen sind, als die Heiz- 
wärme hierbei nicht unmittelbar an das Pflanzenhäuschen, 
sondern zunächst an einen Wasserkessel abgegeben und von 
diesem dann vermittelst Röhrenleitung erst jenem zugeführt 
wird. Solche Heizungen sind nach dem Prinzip der Warm- 
wasserheizungen, wie man sie heute in modernen Häusern 
vielfach als Zentralheizung anwendet, konstruiert. Das Prinzip 
möge an einem mustergültigen Beispiele klar gemacht werden, 
mit dem Hinweise, dass unverständig und mangelhaft kon- 
struierte Heizungen dieser Art viel unnötige Kosten und noch 
mehr Äerger verursachen können. 
Der Kessel K (Fig. 21) hat einen tief nach oben eingestülpten 
Boden — man könnte auch sagen: er stellt einen glocken- 
förmigen doppelwandigen, oben bis auf einige kleine (für den 
Abzug der Verbrennungsgase bestimmte) Durchlässe ge- 
schlossenen Hohizylinder dar, in den die Heizflamme, bezw. 
ihr Zylinder, hineinragt. Diese Anordnung hat den ersicht- 
lichen Zweck, die Heizoberfläche möglichst zu vergrössern und 
gleichzeitig so zu gestalten, dass dem Wärmeverluste möglichst 
vorgebeugt wird. Von dem Kesseldach steigt das Heisswasser- 
rohr h senkrecht empor zu dem Ausgleichgefäss*) A, von wo 
das Fallrohr f wieder bis ziemlich dicht über dem Behälter- 
boden herabführt. Nach einer Kniebiegung geht dann das 
Fallrohr in das eigentliche, in Schlangentouren über die 
ganze Bodenfläche hinlaufende Heizrohr r über, das seinerseits 
endlich in das zum Kessel — und zwar zur tiefsten 
Stelle desselben wieder zurückführende Kaltwasserrohr k 
einmündet. Das ganze Rohrsystem ist bis etwa 
zur halben Höhe des (aufklappbaren) Ausgleichgefässes mit 
*) Dasselbe dient zum Ausgleich des je nach der Temperatur bekanntlich 
sch kenden Wasservol 5 entrückt die aus dem Wasser im Kessel 
ausgetriebene Luft dorthin. 
