187 



Hinweis die Markierung für einen andern NeigungswinJ^el des Spiegels 

 eingeritzt ist. Zeichnet man dann mit dem nach der Markierung ein- 

 gestellten Spiegel auf eine horizontale Zeichenfläche, so erhält man 

 eine starke Verzerrung des Bildes: In der Richtung senkrecht zur 

 Drehungsachse des Spiegels (also parallel dem Spiegelarme) werden 

 die gleichen Objekte um über 10^ länger gezeichnet werden, als in 

 der Richtung der Drehungsachse des Spiegels ! 



Hier sei nur hingewiesen auf die Verzeichnungen, welche der 

 Zeichner selbst verschuldet. Sehr oft nämlich wird das Bild der 

 Zeichenfläche bei richtiger Einstellung des Spiegels stark eingeschränkt 

 durch das Stativ des Mikroskopes; das ist wohl stets der Fall, wenn 

 man mit einem Zeichenapparat arbeitet, der einen relativ kurzen 

 Spiegelarm hat, also bei allen Zeichenapparaten, die nicht ausdrück- 

 lich zur Verwendung an Objektiven mit erweitertem Gesichtsfeld 

 bestimmt sind und dafür einen größeren Spiegel besitzen. Wenn nun 

 der Stativfuß im Bild der Zeichenfläche erscheint, wird dieser Störung 

 in der Regel einfach dadurch abgeholfen, daß man den Spiegel flacher 

 einstellt. Die dann erforderliche Schrägstellung der Zeichenfläche 

 wird dagegen meist übersehen. 



Wie es im einzelnen Falle auch bedingt sein mag — eine un- 

 richtige Einstellung der verschiedenen Teile eines Abbeschen Zeichen- 

 apparates kommt sehr häufig vor. Und da jede falsche Einstellung 

 zu Verzerrungen der Abbildung führen muß, liegt es dringend im 

 Interesse des Zeichnenden, die richtige Zentrierung zu kontrollieren. 



Eine primitive und in ihrer Durchführung einigermaßen zeit- 

 raubende Methode dafür ist die Justierung mit dem gewöhnlichen 

 Ocularmikrometer. Man zeichnet dabei dieselbe Maßeinheit des 

 Ocularmikrometers in zwei aufeinander senkrechten Richtungen, ein- 

 mal in der Richtung der Drehungsachse des Spiegels und einmal 

 senkrecht dazu, auf das Zeichenblatt und vergleicht die Längen beider 

 Strecken. Stimmen sie überein, so war die Zentrierung richtig. 

 Stimmen sie nicht überein, so muß die Neigung des Spiegels oder 

 die Neigung der Zeichenfläche so lange geändert werden, bis volle 

 Übereinstimmung beider Längen erreicht ist. 



Eine wesentlich einfachere und bequemere Methode soll im fol- 

 genden kurz beschrieben werden. Das Prinzip dabei ist, daß man 

 in die Objektbildebene und in die Zeichenblattebene je ein System 

 konzentrischer Ringe bringt, und nun das Spiegelsystem oder die 

 ZeichenÜäche so lange verstellt, bis beide Kreissysteme miteinander 

 konzentrisch sind. 



Für die Arbeit am Mikroskop dient dazu in erster Linie eine 

 besondere Einlage für das Meßocular, welche wie ein Ocularmikro- 



