331 



des Herrn Hofrath Prof. Claus einen Arbeitsplatz an der Station be- 

 willigte. In der Absicht, dort entwicklungsmechanische Untersuchun- 

 gen zu machen, construierte ich den hier zu beschreibenden kleinen 

 Apparat, mittels dessen ein fein regulierbarer Druck auf das Object 

 ausgeübt und gleichzeitig frisches Wasser oder irgend welche andere 

 Flüssigkeit zugeführt werden kann. Der Apparat wurde in der W erk- 

 stätte für Präcisionsinstrumente von Hermann Elbs in 

 Freiburg i. B. ausgeführt'. 



Der Apparat besteht aus zwei centrisch durchbohrten Metall- 

 platten, von welchen die untere als Objectträger dient und die obere 

 das Deckglas enthält. Auf die Öffnung der unteren Platte ist eine 

 runde dicke Spiegelglasplatte aufgesetzt, unter der Öifnung der oberen 

 Platte ist das Deckglas angekittet. Die beiden Platten werden durch 

 einen dazwischen liegenden hohlen Kautschukring aus einander ge- 

 halten und können durch Anziehen von drei Schraubenmuttern be- 

 liebig genähert werden. In den Raum, welcher von dem Kautschuk- 

 ring und den Platten umschlossen ist, kann Wasser eingeleitet werden 

 und sind zu diesem Zwecke an der oberen Platte zwei Röhrchen an 

 gebracht, welche zur Ziiieitung und zur Ableitung dienen. 



Fig. 



Mittels einer Pipette bringt man das zu untersuchende Object 

 (z. B. eine kleine Wurmlarve) mit recht wenig Wasser auf die Spie- 

 gelglasplatte; dann legt man den Kautschukring zwischen die drei 

 Schraubenspindeln, setzt die Deckplatte auf und schraubt abwechselnd 

 an den drei Schrauben , bis der Wassertropfen das Deckglas berührt ; 

 nun bringt man den Apparat unter das Mikroskop und schraubt lang- 

 sam weiter, bis das Object in der wünschenswerthen Weise durch den 

 Druck festgehalten und ein wenig abgeflacht ist. Jetzt setzt man an 

 eines der Röhrchen den Kautschukschlauch an , durch welchen das 

 Wasser zugeleitet wird, und bringt an dem anderen Röhrchen das Ab- 

 laufrohr an. Wenn das Zulaufrohr durch Heberwirkung functioniert, 

 muß das Wasser natürlich erst angesogen werden. Durch einen Glas- 

 hahn wird der Zufluß reguliert 2. Am Ablaufrohr ist ein kleines U- 



1 Die genannte Firma liefert den Apparat (unter Beigabe der Schläuche, eines 

 Glashahnes, eines zweiten Kautschukringes und eines Fläschchens mit Cementleim) 

 zum Preise von 22 Mark. 



- Wie stark der Wasserstrom ist, kann sowohl aus der Bewegung der im Ge- 

 sichtsfeld befindlichen schwimmenden Körperchen als auch am Ablauf erkannt wer- 



