332 



förmiges Glasröhrchen eingeschaltet, damit das im Ablaufrohr fließende 

 Wasser keinen Zug auf das Wasser im Apparat ausübt, da anderenfalls 

 jeder am Ablaufrohr fallende Tropfen sich im Apparat durch eine 

 zuckende Bewegung des Deckglases bemerkbar macht. Das Gefäß für 

 den Wasserzufluß habe ich auf ein kleines Kistchen auf den Arbeits- 

 tisch gesetzt , das Gefäß für den Abfluß auf einem Stuhl neben dem 

 Arbeitsplatz aufgestellt. An manchen Orten wird man Zu- und Ab- 

 leitung direct mit der Wasserleitung verbinden können ; doch ist in 

 diesem Fall anzurathen , den Glashahn auszuschalten und den Zufluß 

 direct am Hahn der Wasserleitung zu regulieren. Ist die Durch- 

 strömung eingerichtet, so bleibt das Object viele Stunden oder sogar 

 tagelang am Leben , da es stets von frischem Wasser umgeben ist ■ 

 bei marinen Thieren kommt auch in Betracht , daß in dem Apparat 

 die Änderung des Salzgehaltes nicht stattfinden kann, welche bei Ver- 

 wendung eines gewöhnlichen Deckglases wohl nie ganz zu vermei- 

 den ist. 



Im Apparat liegen die inneren Ofinungen der beiden Leitungs- 

 röhrchen sich gerade gegenüber; die beiden Röhrchen gehen aber 

 nicht in derselben Richtung sondern bilden annähernd einen rechten 

 Winkel mit einander. Wenn man das Mikroskop horizontal legt, so 

 befestigt man den Apparat mittels der an dem Objecttisch befindlichen 

 Klemmen in dei Stellung , daß die beiden Röhrchen nach oben ge- 

 richtet sind, damit der Apparat ganz mit Wasser gefüllt bleibt. 



Wenn man ein Mikroskop mit Revolver benutzt, bei welchem 

 mehrere Objective angeschraubt sind, so muß man darauf achten, daß 

 der Apparat so liegt, daß keines der außer Gebrauch stehenden Ob- 

 jective auf einen Schraubenkopf aufstößt. Ich gebe zu, daß dies eine 

 Unbequemlichkeit ist, aber ich weiß nicht, wie man sie vermeiden 



könnte. 



(Schluß folgt.) 



ni. Personal-Notizen. 



Dr. Wladimir Schewiakoff, Privatdocent in Heidelberg, theilt mit, 

 daß, einem Rufe nach St. Petersburg folgend, seine Adresse vom 15. Sep- 

 tember ab die folgende sein wird ; Zoologisches Laboratorium der Kaiser- 

 lichen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 



den; -wenn man bei Seeigeln dieFurcbung comprimierterEier beobachtet, muß man, 

 um den Stillstand der Furchung zu verhüten, die Durchströmung so stark machen, 

 daß das Wasser am Ahlauf nicht in einzelnen Tropfen , sondern in continuierlichem 

 Strahle herabläuft. Es ist nicht rathsam das abfließende Wasser wieder oben zu- 

 zugießen. 



**«. 



Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 



