345 



II. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc. 



1. Ein Compressorium mit Durchströmung. 



Von Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Ziegler, Freiburg i. Br. 

 (Schluß.) 



Ist die Beobachtung beendet, so schließt man den Hahn des Zu- 

 flußrohres, nimmt die Schläuche vom Apparat ab und dreht die 

 Schrauben auf. Um die Deckplatte abnehmen zu können , muß man 

 alle drei Schraubenköpfe in die Höhe schrauben , aber man braucht 

 nur den einen Schraubenkopf abzunehmen, bei welchem auf der Platte 

 das kleine Kreuz aufgezeichnet ist. 



Wenn man den Apparat aufgeschraubt hat, nimmt der Kaut- 

 schukring in Folge der »elastischen Nachwirkung« nicht alsbald wie- 

 der seine richtige Gestalt an , sondern bleibt noch eine Zeit lang ab- 

 geflacht; es werden deshalb jedem Apparat zwei Kautschukringe bei- 

 gegeben, so daß man mit denselben abwechseln kann. 



Wenn das Deckglas zerbricht, so nimmt man die Reste desselben 

 mit einem Messer ab und klebt mittels des dem Apparat beigegebenen 

 Cementleims ein neues Deckglas auf. Am anderen Tag, wenn die 

 Klebemasse getrocknet ist , entfernt man mit einem Messer alle etwa 

 am Eande des Deckglases hervorkommenden Tröpfchen der Masse. 



Will man das Object in dem comprimierten Zustand conservie- 

 len, so kann man eine Härtungsflüssigkeit durch den Apparat leiten. 

 Selbstverständlich muß man denselben dann nachher sorgfältig aus- 

 waschen. Die Messingtheile des Apparates sind durch eine Oxyd- 

 schicht und eine Lackschicht vor allzurascher Einwirkung der das 

 Metall angreifenden Eeagentien geschützt. Doch ist es nicht rath- 

 sam, starken Alcohol im Apparat stehen zu lassen, da in diesem 

 Falle der Lack gelöst Avird und auch die aufgekitteten Glastheile ab- 

 gehen. Wenn man Sublimatlösung oder Säuren in dem Apparat an- 

 wendet, so ist zu befürchten, daß Spuren dieser lleagentien in dem 

 Apparat zurückbleiben und dann bei der nächsten Beobachtung eine 

 schädliche Wirkung auf das Object ausüben; hat man zwei Apparate, 

 so thut man gut daran, den einen stets von Reagentien frei zu halten. 



Von den verschiedenen Verwendungen des Apparates will ich 

 nur Weniges anführen. Ich habe den Apparat in Triest für Beobach- 

 tungen an Seeigeleiern benutzt zum Studium der Befruchtungs- und 

 Kerntheilungsvorgänge und der Furchung durch Druck deformierter 

 Eier; die Resultate sind zum Theil schon veröff'entlicht^. Zvir Unter- 

 suchung von verschiedenen marinen Larven und kleinen Würmern 



3 H. E. Ziegler, Über Furchung unter Pressung. Verhdlgn. d. anatom. Ges. 

 1894. 



