174 SCIENZR EH A1\TT 



l'almosfora, e col termometro la sun temperatura. Il 

 barometro deve tenersi sospeso ben vertic.ilim nte al 

 muro (li una stanza, in cui non riceva urti o colpi da 

 chiccliesia ; e se si tema di umidità nel muro è ben 

 fatto frap])orre tra l'uno e l'altro una tavola ben gros- 

 sa, o altro qualunque ostacolo alla propagazione del 

 medesinio(i). Prima di notarne l'altezza gli si dà una o 

 due leggierissime scosse colla mano, a fine di distrug- 

 gere gli efielti della naturale adesione del mercurio col 

 vetro. Nella cassa stessa del barometro , quando è di 

 buona costruzione, vi è sempre attaccato un termome- 

 tro, il quale, come si sa, unicamente serve per la cor- 

 rezione del mercurio, o sia per rendere omogenee le 

 altezze della colonna barometrica osservata in tempi 

 diversi. Questo termometro (che chiamasi attaccato) 

 deve sempre scriversi nel registro a canto al barome- 

 tro. L'altro termometro, con cui si osserva la tempe- 

 ratura dell'aria, deve lasciarsi sospeso e in libertà per 

 alquanti minuti di tempo all'aria aperta, in luogo bene 

 ombreggiato, e difeso dai raggi diretti non meno che 

 dai riflessi del sole. 



Li barometri sono generalmente costruiti o sul piede 

 inglese o sul piede francese. Nei barometri costruiti sul 

 piede inglese si leggono e si notano pollici e centesime 

 di pollice, e in alcuni più esatti, come è quello del- 

 rOsservalorio, si hanno ])ollici e millesime di pollice. 

 Ma in quelli costruiti sul piede francese il ]>oilice è 

 diviso in dodici linee, e perciò vi si leggono e si no- 

 lano pollici, linee e decime o centesime di linea. Vi 



(i) Ognun capisce, che scelto una volta il luogo alle ossci-vazioni dosti- 

 nalo non potrà cunibiursi; e che sitiKito il baioiiittio una volta, le o>.scr- 

 vazioni clic con esso si fanno non jmtianno piti compaiarsi ch'Ile altre clic 

 si faranno o col medesimo o con un altro trasportato in altro sito, senza 

 le riduzioni necessarie. Basta rillcttcrc che per cagione della sola ditlirenza 

 nell'altezza de' luoghi, un haroirietro segna costantemente una «licinia del 

 pollice inglese meno di un altro che sia situalo dodici canne circa ])iii basso. 

 Si sa che osservantlo l'altezza del nicrciiiio nel haroiixlio, tiasportaiidolc» 

 in diversi luoghi, la diirerenza delle indicazioni Jwrouieliiche fa conoscere 

 la diiierenU vkvazionc dei laoglii medesimi. '•utcì/p 



