Ntovo B.vnoM. Portat. 55 ■ 



discoslano da quella esattezza , e da quel iI<^o e 

 che si sarebbe potuto conseguire coi metodi p o- 

 metrici . Ma quantunque per mezzo della forin ; a 

 di de Laplace si siano corretti i metodi di a- 

 lutare le altezze , e siasi agevolato di molto il ma- 

 neggio del lìarometro colle Tavole compiiate da 

 Biot , Oltmans , Liudenau , e Carlini astronomo di 

 Brera , che dispensano dalla pena del calcolo • pur 

 nondimeno sarà sempre vero , che inutili si len- 

 deranno tutti questi sussidj , se la perfezione non 

 vi concorra dell' istromento che si destina a que- 

 sto genere di ricerche, il quale debbe essere sensi- 

 bilissimo , ed esatto nelle sue indicazioni . 



Ora a questo scopo rivolse le sue mire il Sig: 

 Marchese Origo , rilevando che dai Barometri oi- 

 dinarj portatili che sono comunemente in uso, non 

 può esigersi quella scrupolosa esattezza , che è sì 

 necessaria ed essenziale in tali osservazioni . Inlatti 

 i Barometri che si costruiscono per trasporto , di 

 sottil tubo , e forniti di pelle nella estremità in- 

 ferioFQ del pozzetto o conserva del mercurio , che 

 vien compressa da un fondo mobile per mezzo di 

 vite , quando si vuol riempire il tubo , sono sog- 

 getti a perdite continue di questo fluido , che con- 

 facilità trapela dai pori della pelle allorché si com- 

 prime ; r aria facilmente vi s' introduce ; né può 

 nella ordinaria costruzion loro determinarsi il livel-v 

 lo del mercurio stagnante nel pozzetto, condizio- 

 ne essenziale alla esattezza e verità delle indicazio- 

 ni barometriche . I Barometri a sifone ed a sca- 

 la mobile , che pur si costumano dai viaggiatori , 

 e per la fragilità , e per I im})arazzo di ben chiu- 

 dere e custodire la parte aperta del sifone, sem- 

 brano doversi cancellare dal novero di esatti i.-.O- 

 menti. Infine il Barometro portatile a silone oel ' 



