6G Scienze 



Sig. Gaj^-Ussac , troppo risentendo gli effetti della 

 capillarità , par che non abbia pienamente corris- 

 posto alle speranze che ne aveva fatte concepire il 

 suo ingegnoso inventore . 



Ma nel nuovo Barometro del Sig. Marchese Ori- 

 go , di cui se ne presenta in profilo il disegno nell' 

 annessa Tavola , si evitano , per quanto 1 arte il per- 

 mette , gli accennati inconvenienti in modo tale , 

 che sembra doversi esso preferire ad ogn altro finora 

 cognito per la ben ideata sua costruzione - 



La jF/'g. I. rappresenta tutte le parti del Baro- 

 metro chiuso nel suo astuccio aefb . Quando si vuo- 

 le estrarre , e disporlo alle osservazioni , si svita 

 il copei'chio o viera di ottone ab , e si disimpe- 

 gna dal perno g , che lo trattiene , il pezzo sot- 

 toposto (Z^; e spinto quindi in basso 1 anello di 

 ottone ed , V astuccio di legno si apre in tre par- 

 ti , ossia regoli, forniti di punte alla inferiore estre- 

 mità a foggia di tripode, che serve di piedistallo al 

 Barometro , come si vede alla F/g. 2. Sono i tre 

 regoli di legno formanti il trepiede ricurvi , e conca- 

 vi nel loro interno , onde formare riuniti , come si 

 osserva alla F/g. 3., il cilindro che serve tli cu- 

 stodia alla canna del Barometro , e di cui V anel- 

 lo bac rappresenta una sezione . Estratto il Baro- 

 metro dalia custodia, e tenuto capovolto in mo- 

 do che restì in alto la conserva o pozzetto di cri- 

 stallo 770 , Fig.2.^ rappresentalo sotto dimensioni più 

 grandi nella Fig- ^- ^ O , rimane questo quasi in- 

 teramente ripieno di mercurio . Si svita quindi e 

 si toglie il fondo o turacciolo b. , Fig.^. , il qua- 

 le quando è forzato , e chiuso dalla vite suddetta, 

 va a chiudere T orificio inferiore Q della canna Ba- 

 rometrica indicata dalle linee punteggiate nella Fig. 4- 

 Dcir interno della custodia di cristallo , nel modo 



