'5§ Scienze 



sua superfìcie vada perfettamente a coincidere col- 

 la linea circolare / E scolpila alF intorno del cilin- 

 dro di cristallo, clie Ibrma il pozzetto indicante il 

 livello stabile, con cui coincide il o della scala 13a- 

 ro metrica . 



La canna di vetro del Barometro è difesa e 

 foderata da un tubo o cilindro , che può formarsi 

 o di ottone , o di legno , la di cui sezione circo- 

 lare è rappresentata dalla Fig-. 8- incavato in / ed 

 /n. nel senso della sua lunghezza, in modo che, oc- 

 cupando il suo asse la canna barometrica, si renda 

 essa trasparente traguardata al lume, onde ben de- 

 terminare il vero limite dell' altezza della colonna 

 di mercurio . E' fornito detto tubo del suo Termo- 

 metro Il v Fig: 2. , munito di doppia scala , centi- 

 grada, ed ottuagesimale di Reaumur ; e la palla del 

 medesimo incassata nel tubo vien anche ricoperta 

 da una laminetta di ottone per garantirla, e dilen- 

 derla dai raggiamenti dei corpi esterni , onde indi- 

 chi esattamente la temperatura dell apparato. An- 

 che il tubo Barometrico ha una doppia scala , che 

 presenta da un lato la divisione in centrimelri e mil- 

 limetri , e dall altro, in pollici e in linee . 



Il nonio qs Fig: 2. scorie fra le due divisioni 

 sudette formate sopra due lamine di ottone , segnan- 

 do da un lato i decimi di linea , e dall altro i de- 

 cimi di ogni millimetro . Il suo movimento dipen- 

 de, nei Barometri che si costruiscono con tubo di 

 legno destinato per fodeia della canna , dal mec- 

 canismo che viene rappresentalo nella Fig.ij.^ consi- 

 stente nella seghetta T., cui connesso il pezzo che so- 

 stiene la rotella O. Un cordonetto attaccato alle due 

 estremità del nonio Q S abbraccia la suddetta rotella 

 O , e la inferiore E , che corrisponde ad e ncììa 

 Fig. 2,, la quale rivolgendosi colia mano o da un 



