Nuovo BVROM. PORTAT. Sq 



lato , o clair altro , potrà il nonio soÌIpt arsi o ab- 

 bassarsi ad arbitrio . Il rocchetto R , che s'inter. 

 na coi suoi denti in quelli della seghetta superio- 

 re, serve a tener più o meno teso il cordonetto che 

 trasporta il nonio suddetto . 



Ma è stato questo meccanismo ingegnosamente 

 variato dal nosìro Autore sostituendovi un nonio a 

 vite , pieferibile a qualunque altro per la regolari- 

 tà , e dolcezza del suo moto , come viene rappre- 

 sentato nella Fi^. io. Questo nonio abbraccia il tu- 

 bo o Soderà, formata in questo caso di lamina di ot- 

 tone, che difende la canna del Barometro , e facil- 

 mente si fa scorrere su di esso rallentando la cer- 

 niera a vite lì T. Trasportato presso la sommità 

 della colonna di mercurio, girando o da un lato , 

 o dair altro la cerniera di ottone CD , nel di cui 

 interno è scolpita la coutrovite , che riceve i pam 

 della vite BA , si può così sollevare o abb^issare il 

 pezzo PM , finché il lembo n del doppio nonio 

 vada esattamente a coincidere colla sontimità della 

 colonna di mercurio sospesa nel tubo . Le parti se- 

 gnate coi numeri i. 2. 3. 4- nella Fig. ii- danno 

 meglio a conoscere i pezzi separati che compongo- 

 no detto nonio, e le viti interne . Esso è delinea- 

 to in dimensioni più piccole xy presso il tubo ver- 

 ticale del Barometro a cui deve essere inserito , e 

 lungo il quale trascorre come si è accennato di sopra , 



Detto Barometro , di cui si dà conto al pub- 

 blico , e di cui si fa già uso da alcuni Geometri 

 del Corpo degV Ingegneri Pontilìcj , e nella scuola 

 di Fisica di cjuesta Università , ha pienamente cor- 

 risposto a quella precisione ed esattezza , che face- 

 va ripromettere la ingegnosa sua costruzione, nelle 

 livellazioni e nelle misure di altezze , a cni è sta?? 

 to finora impiegato -. 



