SI Fisica , Caistic.v ec. i^g 



anche dopo il perfetto cuut-atto coli' elsltromelro, suddividen- 

 dosi solamente 1' elettricità di fjiiello iti pstli aliqiiote pro- 

 porzionali alle capacità dell' \i!io , e- dell'altro. Accade ri- 

 guardo alla tensione elettrica di?l condensatore, e dell' elet- 

 troraetro, ciò che si ojierTa Bclla marcia di uu termometro, 

 allorché acquista la stessa temperatura , o tensione calorifica 

 d'un corpo, o d'un si-;tema di corpi di temperatura diversa. 

 Egli è poi manifesto che il condensatore ritenendo una por- 

 zione dell'elettricità, che acquistò a contatto p. e. del polo 

 positivo y se non ne viene totalmente spogliato prima d'esser 

 posto a contatto del polo negativo , non potrà più servire 

 nel secondo tentativo a far conoscere tutta la tensione corri- 

 spondfiute : ma «olo la differenza tra la tensione sua propria 

 e quella del polo negativo , da cui la prima deve essere 

 sottratta . 



Adoperandosi poi il condensatore in simili esperienze, 

 siano pur le pile costrutte di poche copie, sinmo abilitati ad 

 usare 1' elsttrometro di T^olta a paj:fliu7,ze investite d'un sotti- 

 lissimo filo metallico, la di cui divergenza maggiore ;0 mi- 

 nore indica la maggiore o minore tensione elettrica del corpo 

 istesso che si cimenta. Wè ciò è di picciolo vantaggio, men- 

 tre volendosi conoscere e calcolare la differenza colla mag- 

 gior esattezza possibile tra la carica della pila in una data 

 circostanza in confronto di quella, che ha o può avere in 

 un'altra, o paragonare, e misurare le tensioni fra loro de' 

 due poli , la positiva cioè e la negativa , l' elettrometro a 

 pagliette , comunque per se stesso meno sensibile di quello 

 a fogliette di metallo , si presta molto meglio , giacché non 

 piegandosi ed oscillando meno le paglie, allorché sono diva- 

 ricate , permettono con maggior facilità , e precisione d' os- 

 servarne il numero de' gradi , che misurano l'arco di loro, 

 separazione . E siccome trattasi di archi picciolissimi , cosi 

 debbonsi riguardare come cavilli le difficoltà che alcuni hanno 

 fatto intorno alla costruzione di quest' elettrometro , attri- 

 buendogli una marcia non uniforme a cagione della maggior 

 resistenza, che debbono incontrare le pagliette per vieppiù 

 scostarsi dalla perpendicolare. Di fatti, sebben sia vero, che 

 la gravità relativa de'pendolini, o pagliette cresca al crescere 

 dell' arco che misura il loro discostaxaenlo dalla perpeadico- 

 larc , essendo proporzionale al seno dell' angolo compreso Ira 

 la direzione del pendoliuo , e quella della sua gravità asso- 



