medetinia la correzione . 11. facendo la prova con globi di 

 vetro di variata capacità. Ili. operaado con areometri di di- 

 Terso volume.''* «''. ' rii.Mi. 



E' noto che imraergendesl la bolla di un termometro nell' 

 aequa calda , e quindi nella fredda si vede all' istante dell' 

 immersione discendere nel primo caio il liquore , e salire 

 nel secondo . Ad evitar ciò erasi già proposto un mezzo in- 

 gegnoso ( Com. Acad. Bonon. T. Il P. HI. p. a55 ) praticato 

 in seguito da A. M. Lorgna(ji), che consiste nel fare il reci- 

 piente del termometro convesso-concavo in forma di meni- 

 sco ; di modo che il calorico comunicato al vetro venendo a 

 dilatare la calotta , o collottola , o scodella convessa farebbe 

 abbassare il liquido contenuto, ma dilatandosi parimenti nel 

 medesimo istante 1' altra parte concava, veniva a compensare 

 per un' azione in senso contrario 1' occasionata depressione , 

 tendendo cioè ad innalzare Io stesso fluido . Questa compen- 

 sazione perònoa può mai essere esatta; perchè ad ottener 

 ciò farebbe d' uopo che le due metà del recipiente 1' «na 

 concava, l' altra convessa avessero un egual superficie, nel 

 qual caso non vi rimarrebbe intervallo alcuno fra 1' una , e 

 l'altra, di modo che non vi sarebbe spazio per l'acqua. E' 



• dunque di necessità, che la calotta esternamente convessa <ia 



• più grande dell'altra concava che s'interna nella prima. A 

 buon conto però si compensa giù in gran parte l' effetto , ed 

 avendo fatto costruire alla fornace vetraria dei globi di circa 

 otto pollici di diametro , e quindi riscaldato nuovamente al 

 grado di fusione la ra«tà del globo, e formandosi colla bocca 

 ìin vuoto in esso inspirandosene 1' aria $■; ne riduceva con- 

 cava la parte riscaldata in modo che rimaneva nel centro del 

 menisco mezzo pollice circa d' intervallo dall' una all' altra 

 parete approssimata. Saldava io quindi colla lucerna un tubo 

 capillare alla porzione di Cannello rimasto a questi recipienti; 



(a) Della gra/ìuaiioné de Termometri ti mtreurio , e dilla rtitìfication» 

 dt Barometri simplici; in Verena .^65. E' però da BOdrsì che l'Autore 

 avendo votato •vilarn 1' imperfezione proveniente diilla~~di1atezione delle 

 pereti . 4 incòrio ia altri maegiori procedenti dalli compressibilità «Ielle 

 medesime pareti per la nncv.^ fignra acqoistatà; onde la variabile pres- 

 sione atmosferica neU' ••«terno « a la diversa altezza del mercurio nel IH- 

 1)0 influirà isteraameate a farne variare i risultati , 



