^5o Giornale 



pcratura . Chi avesse poi un termometro a gradi estesissimi 

 cui fissare lo zero della scala ( avendone io di quelli che 

 hanuo la lunghezza di pia di 4 piedi per un grado) consi- 

 glierei a versare sul ghiaccio, o sulla neve dell'acqua prove- 

 uiente da neve o ghiaccio fuso antecedentemente , oppur ac- 

 qua distillata,* giacché l'acqua di pozzo o impura contenendo 

 de' sali, e ritardando perciò più dell'altra a gelare farebbe 

 SI , che anche il c;hiaccio su cui si vergasse potrebbe mante- 

 ner^i qualche frazione di grado al dissotto del puiilo preciso . 

 Si avrà anche 1' avvertenza , che la temperatura dell'ambiente 

 sia di poco superiore alla congelazione, e che tanto la bolla, 

 come il tubo del termometro fin dove arriva il mercurio stia 

 immorso nel ghiaccio senza toccare il fondo , o- uno strato 

 di sola acqua , la quale si fosse depositata sul fondo . Tutto 

 ciò accenno per far conoscere le diligenze impiegate nella 

 graduazione de' miei termometri onde non se ne possa da 

 questo ripetere il fenomeno , che sono per dire . 



Ho in pochi anni costruito molte centinaja di termo- 

 metri d'ogni qualità e figura, e a preferenza di quelli a mer- 

 curio come riconosciuti per i più esatti . So dopo aver dun- 

 que segnato sa questi con sottilissimo filo di seta annodato 

 il punto preciso della congelazione , e dell' ebbollizione dell' 

 acqua, o con un termometro di paragone qualunque altro 

 punto cowie ^o , o So , se dico, dopo ciò vi applicava la 

 scala , o li riteneva in tal guisa marcali per graduarli a mio 

 agio, o secondo l'opportunità; passali alcuni mesi, e rimet- 

 tendo i delti termometri al ghiaccio sotto le stesse condi- 

 zioni come la prima volta osservava, che più non s'abbassa- 

 vano al punto marcato , ma la colonnetta del mercurio stava 

 in tutti alta più o meno di modo, che la differenza massima 

 era di tre quarti di un grado della scala detta di Reaumur 

 divisa in 80, ossia di due diecimillesimi del volume totale. 



Nelle prime volto che mi si presentò il fenomeno sospet- 

 tai cht dipendesse da poca diligenza impiegata nell'usare del 

 ghiaccio più freddo di quello bastasse alla semplice conge- 

 lazione ,• ma ripetendo negli anni consecutivi più e pii volte 

 la stessa operazione , e presentandomisi sempre lo stesso fe- 

 nomeno dovetti concludere non provenire da una impcrfe- 

 ziane nel metodo di graduazion» , ina da una inaperfezione 

 intrinseca nel termometro medesimo. Mi feci dunque ad esa- 

 mÌRare diligentemente la cosa , e parmi averne trovata 1' ori- 



