454 Giornale 



Società R. dì Lofidra per /issare i punti della divisione del 

 termometro ( Giornale di Fisica di Parigi Tom XXI. an 1782). 

 In queUo però non si fa punto parola del nuovo fenomeno ; 

 né è da maravigliarsene riflettendosi che siccome non doveva 

 apparire che molli mesi dopo da che furono istituite le os- 

 servazioni ; cosi ha sfuggito alle loro investigazioni , come a 

 quelle di tanti altri, massimamente del celebre De Jjuc , cke 

 si sono occupali di esperienze termomctricha DifTatti ancor- 

 ché sia avvenuto le infinite volte , che immergendosi un ter- 

 mometro nel ghiaccio fondente non siasi abbassato al punto 

 marcato sulla scaia j se ne sarà sempre attribuito il motivo , 

 o al ghiaccio più freddo del dovere che si sarà per la prima 

 volta adoperalo nella graduazione; o all'essersi smosso sulla 

 scala il termomeiro, per cui siasi quindi fissalo alquanto più 

 in alto; o per non aversi ben delerraiuato il punto marcalo 

 dal ghiaccio ; o per una qualunque siasi imperfezione nella 

 divisione della scala medesima, o nella costruzione dello 

 stromonto. In prova di che ho io esaminati molti termometri 

 fabbricali in diverse parti, e con diligenza, ed ho riscontrato 

 in alcuni il diffetto del maggior innalzamento del mercurio 

 sopra lo zero segnato ; non in tutti però arriva una tale ano- 

 malia , sia perchè si aspettò a riempirne le bolle solTìate da 

 mollo tempo prima ; sia perchè passò molto intervallo dalia 

 costruzione alla graduazione del termometro; sia che venne 

 corretto il diffetto senza sapersene il motivo ; o sia anche 

 per il modo di fabbricarli diverso dal mio che pur credo il 

 più praticato ( toltone per quelli a tubo capillarissinio pei 

 quali tengo una maniera particolare), o cke nelle successive 

 diverse operazioni venga in breve tempo prodotto quell' ef- 

 fetto , che a me viene naturalmente protrailo a mesi . 



Casbais che ha fatto 1' articolo sui termometri nel sup- 

 plemento all'Enciclopedia aveva pur detto chiaramente : «re- 

 «golate i teraiometri al ghiaccio pesto nell'inverno; rimet- 

 Mtele questi termometri nello slesso ghiaccio durante la slate; 

 j;voi troverete eh» il ghiaccio in estrite non farà discendere 

 »li liquore al pur. lo , al quale l'aveva fatto discendere nelP 

 «inverno'^ . Prevaleva forse ancora in allora 1' opinione di 

 Mairan , Musschenbroek . e di Derham che l'acqua si converta 

 in ghiaccio a minor grado di freddo secondo la latitudine 

 minore dei climi ; e per cui fors' anche a minor temperatura 

 »i fondesse in «stale il ghiaccio , che non all' inverno ; ed 



