a 



DI Fisica , Chimiga t.c. 4^5 



eceo perckè Casbois dubitava dell' incostanza nello zero del 

 termometro ; quandocckè la spiegazione di questa diversità 

 proveniva dalla diruiuuita capacita della bolla succeduta nell 

 intervallo dell' inverno all' estate . 



Si terrà dunque per regola generale di non segnare i 

 punti fisii, e di non applicare le scale ai termometri, se non 

 un anno dopo la loro costruzione , per essere sicuri della 

 loro esattezza ; ed in quelli poi già montali ne' quali si rico- 

 noscesse un tale errore, agevolmente si rimetteranno in buono 

 stato abbassando di tanto il termometro sulla scala di quanto 

 fa d' uo.po per far coincidere lo zero di questa col livello 

 del mercurio ad una nuova prova del ghiaccio. 



A maggior confc-ma di quanto ho detto , e perchè non 

 si voglia ad altre cagioni attribuire il fenomeno ,• posso assi- 

 curare che non influisce sul risultalo né la qualità diversa 

 di vetro o cristallo , né la più o meno perfetta privazione 

 d'aria, o d'umidità nella bolla, e nel tubo; né la situazione 

 costarle degli stromenti orizzontale, perpendicolare, o capo- 

 volti, cioè colla bolla in allo; né il chiuderli ermeticamente, 

 o lasciarli aperti ; ne la diversa pressione esterna atmosferica; 

 nè il più , o meno soggiorno nel ghiaccio dopo che sono 

 stazionar) ; né finalmente la compressione del ghiaccio , nel 

 quale sono collocati possono far cangiare al recipiente del 

 mercurio la figura , e diminuirne la capacità stabilmente . 



Finora non ho parlato che dei termometri a mercurio : 

 sarà ben naturale il supporre che lo stesso fenomeno avvenga 

 anche in quelli ad alcoole . Rispondo che così in fatti suc- 

 cede ; ma riflettendo alle diverse cagioni , che potrebbero 

 turbarne i risultati usando di questo liquido ho stimalo bene 

 attenermi al mercurio . Anzi dirò di più che ad alcuni dotti 

 Fisici per 1' addietro è sembrato pur anche , che un termo- 

 metro ad alcoole da molto tempo costruito si andasse abbas- 

 sando per un' eguale temperatura sotto i punti indicati . Re- 

 centemente nel Giornale di Fisica di Parigi ( an. 1808 Aprile 

 pag. 295. ) . Osservazioni sulla diminuzione di dilatabilità dello 

 spirito di vino nei termometri di Onorato Flaugergues venne 

 confermata detta opinione stata già da Ilalley , e Musschem- 

 broek sostenuta, e contraddetta da Nollet , e Brisson , vale a 

 dira che lo spirito di vino impiegato alla costruzione di ter- 

 mometri perda col tempo una parte della sua dilatabilità. In 

 conferma di ciò Flaugergues riporta due sperienz* : eec© co- 

 me le auBuuzi» . 



