141 



weise Zerstörung des Ozons zu verhindern, hat Willst) 

 einen Apparat construirt, bei welchem Wasserkülilung 

 angebracht ist. Der Apparat wird von den englischen 

 Mechanikern Tisley und Spiller 2) gefertigt. Auf 

 derselb. Taf. Fig. 6 bedeutet AA ein ca 3,3 cm weites 

 üla.srolir, an beiden Enden durch aufgekittete, innen 

 mit Schellack überzogene Messingdeckel verschlossen. 

 BB ist ein mit Zinnfolie belegter Metallcylinder, etwas 

 enger, aber fast so lang, als AA und in dieses Bohr 

 eingeschoben, C der äussere Stanniolbelag, beide mit- 

 telst Klemmschrauben FF mit dem Inductionsapparat 

 in' Verbindung zu setzen. DD ist ein Bohr, durch 

 welches kaltes Wasser hindurchströmt, EE Eintritts- 

 resp. Entbindungsrölire für das Sauerstoffgas. 



Fig. 7 beigef. Taf. ist die sehr wirksame Ozonisations- 

 röhre von v. Babo^) abgebildet zugleich mit einem 

 Ansatz zum Weiterleiten des Gases, wie er von Nasse 

 und Verf. *) bei ihren Untersuchungen benützt wor- 

 den ist. AA ist eine 0,6 — 1 cm weite, ca. 1 m lange 

 Glasrölrre, in deren beiden Enden je ein starker Platin- 

 draht eingeschmolzen ist. Jeder dieser Platindrähte 

 verzweigt sich innerhalb AA in 6 — 12 feine Platin- 

 drähte, welche bis zur entgegengesetzten Seite des 

 Eohres hindurchlaufen, vor directer Berührung jedoch 

 durch dünne GlasumhüUungen geschützt sind. Diese 

 Glasumhüllungeu bestehen in ganz dünnen ca. 0,3 mm 

 weiten Glasröhren, die durch Ausziehen einer weiteren 

 Röhre leicht herzustellen sind. Sie werden an der 

 entgegengesetzten Seite des Eintritts des Platindrahtes 

 zugeschmolzen und bilden so ein ganzes Bündel um- 

 hüllter Drähte, welches beim Verbinden der beider- 

 seitigen Zuleitungsdrähte im Dunkeln stark leuchten 

 muss. Zur Erspainang von Platindraht kann man den 

 in die Glasröhrchen eingeschlossenen Theil aus dünnem 

 Kupferdraht herstellen, wie er zum Ueberspinnen von 

 Violinsaiten benützt wird, muss aber in diesem Falle 

 die Platindrähtchen doch bis in die dünnen Glas- 

 röhrchen eintreten lassen, in dieselben einschmelzen 

 und erst innerhalb mit den Kupferdrähtchen verbinden. 

 Luft oder Sauerstoff werden bei a eingeleitet, treten 

 durch das sich entladende Bündel von Drähten hin- 

 durch und bei b wieder aus. Zum Weiterleiten des 

 Gases, welches nun Korke, Kautschuk etc. energisch 

 angreift, bedient man sich am besten eines Ansatzes 

 mit Quecksilberverscliluss, bestehend in einem Glas- 

 cylinder BB, der mittelst eines Korkes an dem aus- 

 gezogenen Ende der Bohre b (Fig. 7) befestigt ist. Der 



dadurch in BB entstehende kleine Behälter wird lialb 

 mit Quecksilber angefüllt, welches mit dem eingesetzten, 

 unten glockeuartig erweiterten Glasrohr C einen Ver- 

 schluss bildet. Die U-formige Biegung von b ist nothwen- 

 dig, damit nicht bei eventuellen Erschütterungen Queck- 

 silber von BB in die Ozonisationsröhre treten kann. 



Apparat von Houzoau '); Fig. 8 beigef Taf. AA 

 eine Glasröhre, im engeren Theil nur ca. 1,5 mm weit, 

 40 cm lang, oben für Zuleitung des Sauerstoffs, unten 

 zum Weiterleiten des ozonisirten Gases eingerichtet. 

 Ein dicker Kupfer- oder besser Platindraht zieht sich 

 der ganzen Länge nach durch den engen Theil des 

 Kohi-es AA und ist oben durch einen eingeschmolzenen 

 Draht mit dem Inductionsapparat in Verbindung, ebenso 

 der Platindraht bb, welcher spiralartig um AA ge- 

 wunden ist. Wenn man das Sauerstoffgas mit einer 

 Geschwindigkeit von wenig mehr als einer Blase pro 

 Seeunde (ca. 1 1 die Stunde) durch diese Röhre leitet, 

 können bis 564 mg Ozon im Liter Sauerstoff erhalten 

 werden. 2) Li Fig. 9 ist ein abgeänderter Apparat dar- 

 gestellt, der das Durchleiten des Sauerstoffgases mit 

 doppelter Geschwindigkeit erlaubt. Das engere Rohr 

 ist hier von einem zweiten weiteren umgeben, durch 

 welches ebenfalls Sauerstoff behufs Ozonisation hin- 

 diu'chgeleitet wird. Das Gas entweicht unteu aus bei- 

 den Röhren gleichzeitig. 



Bei dem Apparat von Boillots) sind zwei Glas- 

 röhren nach Art eines Lieb ig 'sehen Kühlers inein- 

 ander befestigt. Innerer Durchmesser der inneren Röhre 

 10 mm, der äusseren 13 mm, Länge der letzteren 

 45 cm; die erstere ragt auf beiden Seiten etwas her- 

 vor. Als leitende Substanz benützt BoiUot Retorten- 

 kohle, womit er die äussere Röhre in feinpulverigem, die 

 innere in gröbHch gepulvertem Zustand anfüllt, und 

 welche beiderseits mit dem Inductionsapparat in Ver- 

 bindung gesetzt wird. Sauerstoff oder Luft passireu 

 zur Ozonisation das innere Rohr. Im Liter fanden 

 sich 27,7 — 46,0 mg Ozon. 



Thenard*), welcher die Beobachtung machte, 

 dass dieMetaUelectroden bei langem Gebrauch derOzoni- 

 sationsröhren rauh werden, sich mit Zacken und Spitzen 

 bedecken, die dann eine Condensation der vertheilten 



1) Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1873, 769. 



2) „Nature" VIII, 148. 



s) Amial. d. Chem. u. Ph. 11. Suppl. 267. 



*) Engler u. Nasse: Annal. d. Chem. u. Ph. CLIV, 215. 



J) Compt. rend. LXXIV, 256. Annal. chim. phys. (4) 

 XXII, 150. Dictionn. d. chim. Wurtz II a, 719. 



^) Houzeau giebt lb8 mg Ozon an; aus dem 

 Zusammenhang folgt jedoch, dass darunter nur der- 

 jenige Theil des ozonisirten Sauerstoffs verstanden ist, der 

 auf Jodkalium jodausscbeidend gewirkt hat, also der dritte 

 Theil, so dass die von Houzeau angegebene Zahl nüt ä 

 zu multipliciren ist, um die Gesammtozonmeuge auszu- 

 drücken (siehe auch S. 24). 



») Compt. rend. LXXV, 214 u. 1712 



•1) Compt. rend. LXXV, 118. Bericht einer akad. Com- 

 mission über d. Apparat: ibid. 1735. 



