142 



Elektricität uud einen Uebertritt gerade nur an diesen 

 Stellen zur Folge liaben, construirte einen Apparat, bei 

 welchem in Salzsäure gelöstes Chlorantimon als leitende 

 Flüssigkeit benützt wird. Der Apparat besteht aus drei 

 concentrisoh ineinander befestigten Glasröhren ; die in- 

 nerste derselben, sowie der ringförmige Raum zwischen 

 den beiden äusseren Röhren sind mit dem salzsauren 

 Chlorantimon gefüllt, so dass zwischen beiden nur 

 noch ein enger ringförmiger Raum zum Durchlassen 

 des zu ozonisireuden Sauerstoffgases frei bleibt. 



Das gleiche Princip ist bei dem Ozonapparat von 

 Wislicenus zur Anwendung gebraoht.i) AA (beigef. 

 Taf. Fig. 10) ist ein weiter GlascyUnder, BB ein enges, 

 dünnwandiges Glasrohr, welches von dem wenig wei- 

 teren, ebenfalls dünnwandigen Rohr CG so umhüllt ist, 

 dass nur ein enger ringförmiger Raum frei bleibt, 

 welchen der aus DD kommende Sauerstoff passirt und 

 dann durch E wieder austritt. AA und BB sind mit 

 Schwefelsäure (1 Thl. Wasser -f 1 Thl. conc. Schwefel- 

 säure) gefiUlt, und diese ist vermittelst Elektroden mit 

 dem Inductionsapparat in Verbindung gesetzt. 



Sehr zweckmässig und einfacher als der eben 

 heschriebene Apparat ist derjenige von Kolbe*) ein- 

 gerichtet. AA (beigef. Taf. Fig. 11) ist ein weiter Glas- 

 cylinder mitFuss, BBein4cm weites, dünnwandiges Glas- 

 rohr mit Zuströmungsrohr a und Entbindungsrohr b ; in 

 BB ist ein etwas engeres, ebenfalls dünnwandiges Rohr 

 eingeschmolzen, so dass zwischen den beiden Röhi'en 

 wieder ein enger ringförmiger Raum für die übertretende 

 Elektricität frei bleibt. Füllt man Cylinder AA und 

 innerstes Rohr mit Schwefelsäure (1 Wasser -\- 1 conc. 

 Schwefelsäure), verbindet die beiden Platinelektroden 

 mit dem Inductionsapparat und leitet einen langsamen 

 Strom Sauerstoff von unten nach oben durch den 

 Apparat, so tritt starke Ozonisation des Gases ein. 



Der Apparat, welchen Berthelot 3) beschreibt, 

 ist dem Kolbe'schen — jedoch ohne dass Berthelot 

 in seiner Pubhkation K o 1 b e's Name erwähnt hätte — 

 genau nachgebildet, wie sich aus Fig. 12 beigef. Taf. 

 ohne Weiteres ergiebt. A A weiter GlascyUnder mit Fuss, 

 B Glasröhre mit den Zu- und Ableitungsröhren a und 

 h für das Sauerstoflfgas, C engere, in B bei c einge- 

 schliflfene Glasröhre. A und C sind mit verdünnter 

 Schwefelsäure gefüllt und nehmen die Elektroden auf 



Von mehreren Seiten ist die Anwendung der 

 Holtz'schen Elektrisirmaschine anstatt des Ruhm- 

 korff sehen Inductionsapparates empfohlen worden. 



und nach den Versuchen von Gianetti und Volta*) 

 soll man dabei eine dreimal so starke Ozonisation er- 

 halten. Wright*) bedient sich zur OzondarsteUung 

 einer 20 cm langen, 2,5 cm lichtweiten Glasröhre, 

 welche beiderseits mit auf der Innenseite cementirten 

 Korken verschlossen ist. Durch die Durchbohrung des 

 einen Korkes geht ein Glasrohr, das sich ausserhalb 

 in zwei Schenkel verzweigt, innerhalb aber nur 

 ein Stück weit in das weitere Rohr eindringt; ein 

 gleiches Rohr ist am zweiten Kork angebracht. Durch 

 die Längsaxe dieser eingesetzten Glasröhren gehen 

 dicke Kupferdrähte, die vor- und rückwärts bewegt, 

 sich also beliebig genähert resp. von einander entfernt 

 werden können. Der eine dieser Drähte endigt im 

 Innern mit einer Kugel, der andere mit einer senk- 

 recht zur Axe des Rohres angesetzten Scheibe, deren 

 Peripherie jedoch nicht ganz bis zur Rohrwandung reicht, 

 so dass ringsherum noch ein Abstand von 2 — 3 mm 

 bleibt ; ebenso schliesst auch die Kugel ihr Rohr nicht 

 vöUig ab. Der zu ozonisirende Sauerstoff tritt durch das 

 Zweigrohr der einen Seite ein und in ozonisirtem 

 Zustande auf der entgegengesetzten Seite wieder aus. 

 Das Drahtende der Scheibe wird mit dem negativen, 

 dasjenige der Kugel mit dem positiven Pol der Holtz' 

 sehen Maschine verbunden und beide Drähte so ver- 

 schoben, dass gerade dunkle Entladung zwischen Kugel 

 und Scheibe stattfindet. Bei reinem Sauerstoff muss 

 die Entfernung grösser genommen werden als bei Luft. 

 Gianetti und Volta') bedienen sich eines 

 Apparates, der ganz ähnlich dem Siemens'schen ein- 

 gerichtet ist. Derselbe besteht aus zwei Glasröhren, das 

 innere 2 cm, das äussere 2 1/2 cm weit, das erstere innen, 

 das letztere aussen mit Stanniol belegt und mit der 

 Holtz 'sehen MasoWne in Verbindung gesetzt. Der Sauer- 

 stoff durchströmt den ringförmigen Raum mögUchst voll- 

 ständig dadurch, dass Ein- und Austrittsrohr an schräg 

 einander gegenüber befindlichen Stellen angebracht sind. 

 Je langsamer der Gasstrom und je niedriger die Tem- 

 peratur, desto mehr Ozon wird gewonnen. Zwischen 

 5 und 10" und bei Durchgang von'/a Liter pro Stunde 

 wurde ein Maximum von 40 mg Ozon pro Liter Sauer- 

 stoff erzielt, während unter gleichen Umständen mit 

 dem Ruhmkorff'schen Inductionsapparat nur 1/3 

 dieser Menge erhalten werden konnte. Gianetti und 

 Volta empfehlen die Holtz'sche Maschine besonders 

 zur Ozonbereitung in grossem Massstabe. 



») Regnault-Strecker's Lehrbuch d. anorg. Chem. 

 IX. Aufl. V. Wislicenus, S, 73, 



2) „Kurzes Lehrbuch d. auorg. Chemie" v. H. Kolbe 

 S. 106. 



3) Annal. d. chim. phys. (5) X, 1)5 



') Ber. d. deutsch, chem. Hes. 1876, 84. 

 2) Chem. News XXVI, 113. PhU. Mag. (4) XLIV, 156. 

 3] Ber. d. deutsch, chem. (jes. 1870 «4. Gazz. chhu. 

 ital. 1876, 88. 



(Fortsetzung folgt.) 



