174 



geren, nur 8 mm weiten Glasröhre A, die mittelst eines 

 Stückchens Kautschukschlauch in der 12,5 mm weiten, 

 mit Asphaltlack überzogenen Glasröhre B befestigt ist. 

 Das verengerte Ende von A steht mit einem Aspirator 

 in Verbindung, welcher es erlaubt, die Luft mit be- 

 liebiger Geschwindigkeit bei ß in den Apparat ein- 

 und durch denselben hindurchzusaugen. Zwischen 

 Aspirator und Eohrende von A kann, wenn der 

 Aspirator nicht selbst die Messung der durchgesatigten 

 Luft gestattet, eine Gasuhr aufgestellt werden. Der 

 Streifen des JodkaUumstärkekleisterpapiers ist um das 

 Ende ß der engeren Röhre A lose herumgelegt, ist 

 also vor der Einwirkung direoten Lichtes durch das 

 umhüllende geschwärzte Rohr B geschützt. Die Ge- 

 schwindigkeit, mit der die Luft über das Ozonpapier 

 streicht, soll nicht mehr als 0,446 m pro Sekiuide be- 

 tragen, was etwa 50 Liter pro Stunde durchzuleitender 

 Luft entspricht. Auch die Ausführung einer gleich- 

 zeitigen Controlprobe wird als nothwendig erachtet, 

 und darf hierzu wie überhaupt bei vergleichenden 

 Versuchen nur Papier von der nämlichen Bereitungs- 

 weise und gleichem Alter genommen werden. 



Wolffhügel hebt endlich' hervor, dass bei 

 Anwendung der gewöhnlichen (Schönb ein 'sehen) 

 Ozonometerscala die lutensitätssteigerung in der 

 Färbung der exponirten Papiere dui-chaus nicht pro- 

 portional ist der Menge der zur Wirkung gelangten 

 ozonhaltigen Luft; dass z. B., wenn bei einem von 

 zwei Parallelversuchen das Ozonpapier den 4. Ozono- 

 metergrad annimmt, ein anderes im zweiten zu 

 gleicher Zeit und ganz unter gleichen Bedingungen 

 angestellten Versuch , bei welchem aber schon 

 Papier mit der Nuance des 4. Ozonometergrades an- 

 gewendet wurde, nicht den 8. Grad erreicht, vielmehr 

 häufig um volle zwei Grade dahinter zurückbleibt. 

 Mit anderen Worten, die Summe der Ozonometergrade 

 zweier nacheinander mit einem Papier angestellten 

 Proben ist nicht gleich der Summe, die sich bei den 

 nämlichen beiden Proben mit zwei verschiedenen 

 Papieren ergiebt. Oft zeigt sich gleich in den ersten 

 Stunden starke Bläuung und ist später fast keine weitere 

 Dunkelfärbung zu bemerken, während in anderen 

 Fällen die dunkleren Nuancen ganz allmählich xmA 

 gleichmässig auftreten. 



Diese Bemerkungen Wolffhügel's sind bei Ozon- 

 bestimmungen der Luft sehr beherzigenswerth. Es 

 muss beispielsweise bei sehr ozonreicher Luft die Dauer 

 der Exposition des Papiers so abgekürzt werden, dass 

 nicht in Folge zu dunkler Färbungen Ungenauigkeiten 

 der angedeuteten Art entstehen. 



Zur täglichen Beobachtung von Ozon Schwankungen 

 sollen 4 Stunden mit 250 Liter zu aspirirender Luft 



ausreichen; auch empfiehlt Wolffhügel, den Apparat 

 so einzurichten, dass bei vermehrtem Ozongehalt, wie 

 bei Gewittern, der Versuch von 50 zu 50 Liter unter- 

 brochen und die eingetretene Reaction beobachtet 

 werden kann. 



Analog wie bei dem unten beschriebenen Ver- 

 fahren von Houzeau suchte auch Wolffhügel die 

 Anwendung einer Scala dadur-ch zu umgehen, dass er 

 die Luftmenge bestimmte, die zur Hervorbringung einer 

 bestimmten Nuance von Blau erforderlich ist; da aber 

 bei Beobachtung der Bläuung immer ein Befeuchten 

 des Papiers nothwendig wird, beim Weiterarbeiten mit 

 dem eventuell noch nicht hinreichend gebläuten, nun 

 aber befeuchteten Papier eine sehr starke Jod Ver- 

 flüchtigung stattfindet, kam er bald von dieser Modi- 

 fication wieder ab. Er hält es übrigens, da für die Mehr- 

 zahl der Beobachter zehn- und mehrtheihge Farben- 

 scalen zu wenig different in der Nuance sind, für 

 ausreichend, wenn man für meteorologische Zwecke 

 sich einer nur fünftheihgen Farbenscala bedient. 



In England hat man dem Umstände, dass bei 

 einfachem Exponiren des Ozonpapiers in bewegter 

 Atmosphäre ganz willkürliche Quantitäten Luft, bei 

 Wind viel, bei Windstille wenig, zur Einwirkung kom- 

 men, auf dortigen meteorologischen Beobachtungs- 

 stationen schon seit lange Reclmung getragen. So 

 wurden schon 1855 von Mitchell, 1865 von 

 Smyth und von Andrews, später von Daubeny, 

 Dane er, Fox u. A. Aspiratoren i) zum Ansaugen 

 bestimmter Mengen von Luft, meist auch vor Licht 

 geschützte Behälter für das Ozonpapier, sogenannte 

 ,,Ozonboses" ^), zur Anwendung gebracht. De war's ä) 

 Ozonbüchse (beigef. Taf. Fig. 14) z. B. besteht aus dem 

 engeren Glasrokr A, welches an seinem ausgezogenen 

 Ende D mittelst des Glasstopfens B in dem weiteren 

 Rohr E befestigt ist. E steht durch Ansatz C mit 

 dem Aspirator in Verbindung; das Ozonpapier wird 

 in A auf einem Platindrahtnetz so exponirt, dass beide 

 Seiten von der durchziehenden Luft getroffen werden. 

 Fig. 15 ist die durch Fox *) verbesserte Ozon- 

 büchse von Smyth 5) abgebildet. Das Ozonpapier be- 

 findet sich bei AB, CG ist der äussere, DD der innere 

 Cylinder, E ist das gebogene Zuströmungsrohr für die 

 Luft, FF sind vier Lagen von dichtem Platindrahtnetz 

 zur Filtration der Luft und Abhaltung des Lichtes, 

 G eine Röhre, die zum Aspirator führt, HH ein 

 galvanisirter Eisendrahtring. 



1) „Ozone and Autozone" by Fox, London 1873, S. 

 249—260. 



2) Ibid. 261—266. 



3) Ibid. 264. 

 ") Ibid. 265. 

 5) Ibid. 262. 



