{] Scheffer: Kin neues Universahnikroskop. ,36, V. 



Die Be leuch t ungs einrieb tu ng en sind alle mit Hilfe 

 einer Schlittenwechseleinrichtnng auswechselbar. Jeder Kondensor 

 ist in seinem Scblittenstück zentrirbar und die Führung und Be- 

 festigung des Schlittenwechslers ist so zuverlässig, daß ein Nach- 

 zentriren auch bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit nicht 

 mehr nötig ist, wenn die Zentrirung einmal genau ausgeführt worden 

 ist. Die Abb. 2 zeigt den Schlittenwechsler (8) und die Führung (£*), 

 in die das Schwalbenschwanzstück (10) eingeführt wird. Für die 

 Auswechslung der Kondensoren werden zunächst Polarisator (11) und 

 Irisblende (12) seitlich ausgeklappt, der Kondensorenträger bis zum 

 Anschlag nach unten geschraubt, die Klemmschraube (13) geli')st 

 und das Wechselstück einfach nach vorn herausgezogen. Der neue 

 Kondensor wird in umgekehrter Reihenfolge eingesetzt. Hierbei 

 wird weder der Spiegel, noch das 1* r ä p a r a t irgend- 

 wie berührt. Man kann a 1 s o d i e s e 1 b e b j e k t s t e 1 1 e m i t 

 den verschiedensten Beleuchtungseinrichtungen be- 

 leuchten, ohne eine Störung der Arbeit durch Verschie- 

 bung des Objektes oder durch Verdrehung des Spiegels zu bekommen. 

 Dasselbe ist, wie wir später sehen werden, mit den Tuben der Fall. 

 Das Stativ braucht beim Wechseln der Beleuchtungseinrichtungen 

 ni ch t geneigt zu werden, es kann unberührt in der Stellung 

 bleiben, die es beim Beobachten liatte. Die Wechslung kann in 

 j'eder belie b igen Stellung gleich bequem ausgeführt werden. 

 Die Irisblende und der Polarisator bleiben beide fest a n 

 der B eleuchtungs einrieb tun g. Die Irisblende ist zentrirbar, 

 mit einer Teilung versehen , drehbar und exzentrisch verstellbar. 

 Sie liat eine ringförmige Auflage zum Einlegen von kreisrunden 

 Matt- und Farbscheiben und Blenden verschiedener Art und ist 

 ebenso, wie der Polarisator, seitlich ausklappbar. Dieser besteht 

 aus einem Prisma nach Aiirens, das für alle überhaupt vorkommenden 

 Arbeiten in polarisirtem Licht genügt. Der Polarisator ist in seiner 

 Hülse drehbar und seine Stellung kann an einer Gradteilung ab- 

 gelesen werden. 



Der Übergang vom gewöhnlichen zum liolarisirten Licht erfolgt 

 also im Augenblick durch zwei einfache Handgriffe, nämlich das Ein- 

 klappen des Polarisators und das Einschieben des Analysators auf 

 die. beschriebene Weise. 



Für den Gebrauch des mineralogischen Tubus kann eine Ein- 

 richtung angebracht werden, die eine gemeinsame Drehung von Po- 

 larisator und Analj^sator ermöglicht. 



