.;{«), 1. Srlioft'er: Kin noiios l'niversaliiiikroskop. 7 



NatiiiTicli köiiiR'i» mit dieser NVechsel-Einrichtunf;' alle ii h e r - 

 ■li.iiipt V (t r li .1 11(1 eil c 11 K o 11 (1 e n so r e n benutzt werden. Für das 

 l niversalmikroskoj) sind zuniielist vorgesehen: 



1) Der aplanatisclie Kttndensor, der mit Hilfe von Zentralblenden 

 aneli für Dnnkelfeldbeleuchtnng benutzt werden kann. 2) Der Dunkel- 

 feldkondensor. .■')) Zwei Kondensoren von 40 und GO mm Brennweite 

 für die Photographie mit kurzbrennweitigen pliotographischeu Objek- 

 tiven in durchfallendem Licht. 4) Für Arbeiten mit dem raineralo- 

 gischen Tubus die in der Druckschrift des L^rrz-Werkes „Fbcr I*o- 

 larisationsmikroskope mit weitem Sehfeld" erwähnten mineralogischen 

 Kondensoren, besonders auch der Zweiblendenkondensor nachM.BERKK. 

 Der Objekttisch [14) kann, wie schon erwähnt, mit Zalin- und Trieb- 

 bewegung {6) in der Riclitung der optisclien Achse gehoben und ge- 

 senkt werden. Diese Bewegung hat einen Bereich von 75 mm. Man 

 kann also in auffallendem Licht, z. B. mit dem Opakilluminator, sehr 

 <licke Stücke untersuchen. 



Die Tischplatte wird mit zwei Spindeln [15 und 16} in zwei 

 aufeinander senkrechten Richtungen in ihrer Ebene verschoben. Diese 

 sogen. „Kreuztisch -Bewegung" ist so fein, daß sie auch für die 

 ."Stärksten Vergrößerungen ausreicht. Die Triebknöpfe liegen etwas 

 unterhalb der Tischebene, so daß dieselbe in ihrer ganzen Ausdehnung 

 freibleibt und auch ebenso benutzt werden kann , als ob die Trieb- 

 bewegung überhaupt nicht vorhanden wäre. Diese bekannte Ein- 

 richtung hat den Vorteil , immer vorhanden zu sein , wenn man sie 

 braucht, und in keiner Weise zu stören, wenn man sie nicht gebrauchen 

 will und den Objektträger einfach mit der Hand verschiebt. Die 

 Bewegungen des Objekttisches können an Teilungen abgelesen werden. 

 Die Knöpfe der Triebbewegungen haben ihrerseits eine Gradteilnng, 

 an der ^/^^ mm abgelesen werden. Der Bereich beider Bewegungen 

 beträgt 20 mm. 



Als Findereinrichtung kann auf den Objekttisch eine Anschlags- 

 vorrichtung mit mm-Teilung und ^j^^ mm-Ablesung aufgesetzt werden. 

 Sie ist für jede beliebige Objektträgergröße verstellbar. 



Der Tisch ist drehbar \\m\ die Drehung an einer (Jradteilung 

 ablesbar. Diese Drehbewegung ist fest gelagert und nicht z e li- 

 tri rbar. Sie bildet den Ausgang für die Zentrirung aller opti- 

 schen l^iiiriehtungen des Mikroskopes. Infolge der festen Lagerung 

 und der sehr sorgfältig gearbeiteten Führung ist die Drehbewegung 

 besonders gleichmäßig, zuverlässig und dauerhaft. 



Die Tischplatte {14) hat einen Durchmesser von IO";') cm. Man 



