8 



Scheffer: Ein neues Universalmikroskop. 



36, 1. 



kann alle in Frage kommenden Hilfseinrichtungen auf sie aufsetzen 

 und man hat immer die Annehmlichkeit der beschriebenen Bewegungen 

 zur Verfügung. 



Da die Zentrirung der gesamten optischen Einrichtungen von 

 dem Drehpunkt des Tisches ausgelit, soll die Ausführung derselben 

 im Anschluß an die Beschreibung des Tisches an dieser Stelle be- 



3. 



si»roclK'n werden. Die Zentrirung der Objektive wird mit Hilfe der 

 neuen Zangen - Wechseleinrichtung nach P. Weilingei; ausgeführt. 

 Dieselbe ermöglicht eine rasche, einfache und sehr genaue Zentrierung 

 der Objektive, die auch dauernd erhalten bleibt. Das Auswechseln 

 der Objektive geschieht bei dieser Einrichtung be(iuera und rasch 

 mit einem Griff. 



Die Tuben werden in der Werkstatt so justirt, daß der Dreh- 

 punkt des Tisches mit genügender Annäherung in der Achse des 



