IQ Scheffer: Ein neues Universalmikioskop. 36,1. 



Die Irisblende ist ebenfalls zentrirbar. Sie wird in der Werk- 

 statt bereits genau zur Drehbewegung des Tisches zentrirt, so daß 

 der Benutzer des Mikroskopes hieran nichts mehr ändern sollte. Die 

 Irisblende ist zentrirt, wenn die auf der Tischebene senkrecht stehende 

 optische Achse zugleich durch den Drehpunkt des Tisches und die Mitte 

 (1er Irisblendenöfinung geht. 



Da die Mikroskoptuben gegeneinander auswechselbar sind, muß 

 dafür gesorgt werden, daß alle Objektive ohne irgendeine Nach- 

 zentrirung ohne weiteres für alle Tuben zugleich zentrirt sind. Das 

 wird erreicht durch eine Zentrirvorrichtung, die zwischen das untere 

 Ende des Tubus und das Tubusstück des Zangenwechslers eingeschaltet 

 ist. Natürlich bi*aucht diese Einrichtung an einem Tubus nicht 

 vorhanden zu sein. Bei diesem, den wir den „Ersten" nennen 

 wollen, sitzt das Tubusstück ohne Zwischenstück am Tubus und die 

 Zentrirung der Objektive wird in der beschriebenen Weise ausgeführt. 

 Bei den anderen Tuben wird an der Zentrirung der Objektive in 

 den Objektivzangenstücken nichts mehr geändert. Man zentrirt an 

 diesen mit Hilfe der besagten T u b u s - Z e n t r i r Vorrichtung das 

 Tubusstück der Wechselvorrichtung. Wenn man für ein Objektiv 

 zentrirt hat, ist der Tubus ohne weiteres für alle Objektive in gleicher 

 Weise zentrirt. Die Befestigung der verschiedenen Tuben am Träger 

 ist so zuverlässig, daß dieselben beim Wechseln und Neu- Einsetzen 

 immer wieder genau in dieselbe Lage kommen. Bei der in meinem 

 Gebrauch befindlichen Einrichtung hat der an erster Stelle beschriebene 

 („Erste") Universaltubus das Tubuszentrirstück nicht. . Auch der 

 Tubus für Mikrophotographie mit kurzbrennweitigen photographischen 

 Objektiven braucht dieselbe nicht zu haben, weil es bei den schwachen 

 Vergrößerungen nicht auf die höchste Genauigkeit der Zentrirung 

 ankommt. 



Der binokulare und der mineralogische Tubus dagegen haben 

 l)eide das Zwischenstück zum Zentriren. 



Die Bilder (Abb. 3 und 4) zeigen die in Abb. 2 getrennt vom 

 Mikrosko]) dai"gestellten Teile der Beleuchtungseinrichtung an das 

 Mikroskop angesetzt. Die Bezeichnung mit Zahlen ist dieselbe wie 

 in allen Bildern. Abb. 3 ist eine Seitenansicht, Abb. 4 zeigt die 

 Einrichtung von vorne. In Abb. o ist der Kondensor noch nicht 

 eingesetzt, Iris und Polarisator sind in der Arbeitstellung. In Abb. 4 

 sind Iris und Polarisator seitlich ausgeklappt und der Kondensor 

 ist heruntergeschraubt und in die Stellung gebracht, in der man ihn 

 lierausuinimt. 



