12 öcheffer: Ein neues Universalniikroskop. 36,1. 



j;roßer i)raktischer Bedeutung. Zum Beispiel beim Arbeiten mit 

 starken Trockensystemen kann man die Deckglaskorrektion durch 

 Veränderung der Tubuslänge sehr bequem mit dieser Triebbewegung 

 ausführen. Wenn man mit ihr am Ende ist, geht man mit ihr wieder 

 zurück und stellt die betreffende Tubuslänge mit der Hand durch 

 Verschicben des Tubus {20) her. Dann beginnt man das Spiel der 

 Triebbewegung mit {22) von neuem. Bei der feinsten letzten Ein- 

 stellung stellt man die beiden Bewegungen so ein, daß bei ungefähr 

 richtiger Einstellung die Triebbewegung {21) ungefähr in der Mitte 

 steht. Man kann dann durch gleichzeitiges Bewegen der Trieb- 

 bewegung zum Scharfstellen mit der einen Hand und der Bewegung 

 zum Verlängern und Verkürzen des Tubus mit der anderen Hand rasch 

 und sehr genau endgültig eine vollkommene Deckglaskorrektion her- 

 stellen. 



Abb. G zeigt das Universalmikroskop mit binokularem Aufsatz. 

 Um die für den ersten Universaltubus zentrirten Objektive in ihren 

 Stücken des Zangenwechslers auch ohne irgendwelche Änderung der 

 Justirung auch beim Gebrauch mit dem binokularen Mikroskop zen- 

 trirt zu haben, muß zwischen diesem Tubus und dem Tubusteil des 

 Zangenwechslers wie oben ausgeführt noch eine Zentrireinrichtung 

 vorhanden sein. Sie ist bei {26) oberhalb des Tubuszangenstückes 

 zu sehen. Dies Stück wird mit der Zentrirvorrichtung {26) so aus- 

 gerichtet, daß die Drehungsachse des Tisches in der Mitte des Ge- 

 sichtsfeldes liegt. 



Natürlich kann man mit dieser Einrichtung beliebig viele Tuben 

 für denselben Objektivsatz zentriren. 



Polarisirtes Licht kann beim binokularen Tubus nicht benutzt 

 werden, weil die Prismen hierbei in hohem Maße stören. 



Abb. 7 zeigt das Universalmikroskop eingerichtet für die Auf- 

 nahme eines ziemlich dicken Metallstückes (^6'}, das mit Plastilina {27) 

 auf eine Glasplatte {28) als Objektträger aufgekittet ist. {29) ist 

 ein Spiegel, dessen Stange bei {30) allseitig beweglich mit der Stange 

 am Tubus verbunden ist. Er beleuchtet die Oberfläche des Metall- 

 stückes. An Stelle des Spiegels kann eine dünne Planparallelplatte 

 treten., die nach Art des Augenspiegels nach Helmiioltz zugleicli 

 das Objekt beleuchtet und das Licht vom Objekt zum Objektiv 

 durchläßt; sie steht in Arbeitstellung zwischen Objekt und Objektiv. 



Der Tubus {32) stellt die lichtdichte Verbindung zwischen 

 Mikroskop und Kammer her. Er trägt an seinem unteren Ende 

 »'ine Öffnung mit (iewinde, in die ein Analysator eingesetzt werden 



