a«, 1. 



Metzner: Ein vereinfachtes Apertometer. 



Ein vereinfachtes Apertometer. 



Von 

 P. Metzner. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Zur exakten Prüfung der wirksamen Aperturen der Mikroskop- 

 <»bjektive wird in der Regel das von Abbe angegebene Apertometer 

 benutzt : zur angenäherten Bestimmung dieser Größe kann man bei 



1. 



Trockensystemen auch die von Volkmann angegebene „Apertometer- 

 scheibe" verwenden. Ich habe mir nun in Anlehnung an das AßBESche 

 Apertometer eine ähnliche einfache Vorrichtung konstruiert, die bei 

 Trockensystemen bis zur Apertur 0*96 recht genaue Bestimmungen 

 gestattet und den Vorteil der leichten Herstellbarkeit besitzt. 



Abb. 1 zeigt die Vorrichtung schematisch im Längsschnitt, Abb. 2 

 dieselbe von oben gesehen. Das Objektiv ist auf die Unterseite 

 des an den Klotz Ä parallel zur Tischebene angekitteten Deckglases D 

 bei normaler Tubuslänge (170 mm) eingestellt; der Schnittpunkt der 

 in das Objektiv eintretenden Strahlen liegt also in F. Der äußerste 

 Strahl , der am linken Rande des Objektives eben noch eintreten 



