:u;, 1. 



Metzner: Ein vereinfachtes Apertometer. 



2'.» 



Herstellung des Apertometers. 



Als Tischebene wird ein starker weißer Karton oder besser 

 mit Papier überzogenes Zinkblech von 18 cm Länge und 8 cm Breite 

 benutzt. Auf der weißen Fläche wird , wie aus Abb. 2 ersichtlich 



2. 



ist, ein Achsenkreuz gezeichnet, außerdem um den Mittelpunkt noch 

 zwei Kreise mit den Radien der Aperturen 0*5 und 0*8. Die 

 Strecke CC erhält die Aperturenteilung. Der Klotz A ist ein qua- 

 dratischer Baustein (von Riciiteu) von etwa 25 mm Kantenlänge und 

 trägt ein mit Kanadabalsam angekittetes auf der Unterseite ver- 

 silbertes Deckglas 19 X 24 mm von 0'15 mm Dicke. Quer über 

 die Mitte der freien Deckglasfläche — so wie auch Abb. 2 zeigt — 

 wird, ein Streifen der Versilberung mit einem mit Salpetersäure be- 

 feuchteten, angespitzten Holzstäbchen weggewischt, mit destilliertem 



