;{Q Metzner: Ein vereinfachtes Apertometer. 36,1. 



Wasser nachgespült und getrocknet. Wenn das Deckglas festgekittet 

 ist, kann die Strecke a gemessen, die Aperturenteilung berechnet 

 und eingezeichnet werden. Der Klotz A wird dann so auf der 

 Tischebene festgekittet, daß sich der von der Versilberung befreite 

 Streifen genau senkrecht über der Aperturenteilung befindet. Aus 

 dünnem schwarzen Blech oder Karton werden die beiden Marken 

 {Z in Abb. 2) geschnitten und am Ende je einer Stricknadel befestigt. 

 Die Führung für die so gebildeten Zeiger bilden zwei kleine mit 

 entsprechender Bohrung versehene Holz- oder Korkklötzchen (5), die 

 mit Siegellack so befestigt werden, daß die Spitzen der Marken 

 sich beim Verschieben der Zeiger auf der Aperturenteilung entlang 

 bewegen. Die äußeren Enden der Nadeln erhalten zweckmäßig ein 

 Stückchen Holz als Handhabe. 



Die Messungen. 



:i) Objektive höherer Apertur (^ 0"5). 



Die Beobachtung des verhältnismäßig kleinen in der hinteren 

 Brennebene des Objektives gelegenen Bildes der Tischebene nimmt 

 man zweckmäßig mit einem Hilfsmikroskop vor, das durch den 

 Ausziehtubus des Mikroskopes gebildet wird. Am unteren Ende 

 des Ausziehtubus wird (eventuell nach Entfernung der dort befindlichen 

 Blende) ein Hilfsobjektiv von 30 bis 40 mm Brennweite angeschraubt, 

 das zusammen mit dem Okular ein Mikroskop schwacher Vergrößerung 

 darstellt. Auch die zur Beobachtung im konvergenten polarisierten 

 Licht dienende Bertrand sehe Hilfslinse ist brauchbar. Oberhalb 

 des Hilfsobjektives in seiner hinteren Brennebene muß eine enge 

 Blende angebracht werden, die das Auftreten von Ablesungsfehlern 

 durch exzentrische Betrachtung verhindern soll und auch günstig 

 auf die Qualität des beobachteten Bildes einwirkt. Ich verwende 

 zu diesem Zweck einen durch ein geeignetes Ansatzstück in ent- 

 sprechender Entfernung gehaltenen Zylinderblendeneinsatz. 



Die Messung selbst geht nun genau so vor sich wie bei dem 

 Apertometer nach Abbe. Die Apertometerplatte wird auf den Objekt- 

 tisch des Mikroskopes möglichst zentrisch aufgesetzt und mit Hilfe 

 der Tischklammern festgeklemmt. Am Tubus sei beispielsweise Ob- 

 jektiv Zeiss DD ; der Tubus (noch ohne Hilfsobjektiv) ist auf nor- 

 male Tubuslänge (für Zeiss, Reichert 160 mm, für Winkel, Leitz. 



